202 A. C. OUDEMANS JR. SUR LE POUVOIR ROTATOIRE SPECIFIQUE 



Celui-ci étant garni de carbonate de sodium et porté à la bonne 

 hauteur dans la flamme incolore de la lampe , on obtient la lumière 

 monochromatique dont on a besoin. 



Comme il est essentiel pour l'exactitude des observations que 

 la flamme ait une coloration jaune assez intense, et comme la 

 disposition ci-dessus décrite ne satisfaisait qu'imparfaitement à 

 cette condition, je l'ai modifiée, en remplaçant le fil de platine 

 par un anneau de platine , qui embrasse la flamme et d'où partent 

 un assez grand nombre de petits fils horizontaux , dont les extré- 

 mités recourbées aboutissent au pourtour extérieur de la flamme 

 et reçoivent de temps en temps une charge de carbonate de sodium. 

 Cette disposition , toutefois , est encore plus ou moins défectueuse , 

 et, en cherchant un peu, on parviendrait sans nul doute à la 

 perfectionner. 



e. Les écrans de verre. Quand on opère suivant le mode ordi- 

 naire, la chaleur émise par la source lumineuse se communique 

 à un degré très sensible, d'après ce que j'ai pu constater, au 

 métal du polaristrobomètre. Dans la crainte que cette chaleur 

 n'occasionnât une dilatation irrégulière du nicol antérieur, et 

 n'exerçât par suite une influence nuisible sur l'exactitude des 

 observations, je résolus de placer un écran de verre entre l'in- 

 strument et la source lumineuse. Ensuite, ayant reconnu qu'un 

 seul écran ne suffisait pas, j'en plaçai encore un second , à environ 

 2 décimètres du premier. Ces écrans , qui consistent en un carreau 

 de verre enchâssé dans un cadre en bois, ne gênent en aucune 

 façon et préviennent presque entièrement l'action de la chaleur 

 rayonnante sur les diverses parties de l'appareil. 



/'. Manière d'observer. Dans tout le cours de mes recherches 

 je me suis imposé la règle, avant de procéder à l'examen des 

 liquides actifs, de déterminer chaque fois de nouveau et avec 

 soin les points zéro de l'instrument, dans les quatre quarts du 

 cercle. Lors de cette détermination, le tube qui devait servir plus 

 tard se trouvait déjà en place dans la coulisse du polaristrobo- 

 mètre, mais provisoirement rempli d'un liquide inactif. Ce tube 

 était en outre toujours placé dans la même position, à savoir, 



