208 A. C. OUDEMAIVS JR. SUR LE POUVOIR ROTATOIRE SPECIF(QUE 



une explication, je puis assurer que, l'instrument étant dans les condi- 

 tions normales , et souvent après des jours ou des semaines d'invaria- 

 bilité , les points zéro éprouvent subitement des modifications plus 

 ou moins considérables , qui sont probablement la conséquence de 

 petits déplacements des parties de l'appareil. 



Les points zéro étant déterminés , on vide le tube , qui jusqu' 

 alors était rempli d'alcool, on le laisse égoutter, on le rince à 

 plusieurs reprises avec une petite quantité du liquide actif qu'on 

 se propose d'examiner, enfin on le remplit de ce liquide et, au 

 besoin, on le ferme à l'aide d'un petit bouchon. 



Dans toutes mes expériences, j'ai pris pour habitude de laisser 

 les matras de jauge, contenant le liquide actif , séjourner pendant 

 | — { heure dans de l'eau à la température à laquelle devait se 

 faire l'observation ; d'ajouter alors du liquide jusqu'à l'affleure- 

 ment précis de la marque, puis de filtrer 1 ), en ayant soin 

 d'empêcher autant que possible , au moyen d'une plaque de 

 verre couvrant l'entonnoir, Tévaporation des dissolvants volatils. 

 J'ai aussi fait usage autant que possible de l'appareil représenté 

 fig. 2, en veillant à ce que l'eau dans la petite auge de cuivre 

 conservât une température constante (entre les limites de I e C). 



Le nombre des observations qui étaient alors faites, à une 

 température déterminée et constante, s'élevait ordinairement à 

 8 — 20, suivant que les premiers résultats laissaient conclure, 

 oui ou non, qu'une exactitude suffisante avait été atteinte. 



g. Calcul des résultats. Pour déduire d'une série d'observations 

 le résultat le plus probable, on prend, en général, la moyenne 

 des nombres obtenus. Cette règle est aussi applicable aux obser- 

 vations faites avec le polaristrobomètre , et on pourrait donc se 

 contenter , en donnant le tableau des valeurs numériques , de les 

 écrire les unes au-dessous des autres dans Tordre où elles sont 

 provenues de l'observation , puis d'en prendre la moyenne. Mais , 

 pour la juste appréciation du degré d'exactitude qui a été atteint , 



l ) La filtration doit être recommandée dans tous les cas, vu que les petits 

 filaments, les particules de poussière, etc., qui flottent dans le liquide , nuisent 

 beaucoup à la netteté de l'image lors de l'observation. 



