8 



- m - 



d'épaisseur. Or, il n'est pas douteux que Fou ne puisse en faire de 

 11.01*.'! millimètre. I);uis son galvanomètre à eorde, Eintlioven a 

 même employé un fil de 0,0014 millimètre de diamètre seule- 

 ment. 



La figure li représente l'appareil complet muni de sa tige de 

 charge et du microscope. Sa construction a élé rontiéi' à la maison 

 (iiïnlher et Tegetmeyer, de Brunswick (*), si renommée pour la 



iVMissiàmulivlappaivihlesVh'.se.linrn'^ê à 'transporter. 

 Des perfectionnements ultérieurs seront apportés aux deux 



' 1" La sensibilité peut encore être considérablement augmentée; 



2" L'appareil peut être disposé de litron à donner, comme leler- 

 tromètre à quadr ants, le signe de la charge. 



Nous donnerons, dans une prochaine communication, les résul- 

 tats réalisés dans ce sens. 



