Voltage du courant polari 



Ces chiffres concordent assez bien avec ceux qu'a donnés la 

 première méthode. 



P) Mesure statique. — Une mesure statique proprement dite est 

 impossible au galvanomètre. Remarquons, en effet, que le courant 

 que nous devons mesurer est un courant instantané : nous cher- 

 chons la valeur initiale du courant qui traverse le circuit du 

 galvanomètre quand on y introduit les électrodes polarisées. Nous 

 l'avons déjà vu, ce courant décroît rapidement à cause de la 

 déperdition rapide de la polarisation. On pourra pourtant arriver 

 à une mesure si on reproduit ce courant à intervalles successifs 

 un nombre de fois par seconde suffisamment grand pour que 

 l'aiguille du galvanomètre ne fasse plus que vibrer en se mainte- 

 nant à une position fixe. Dans ce but, le commutateur central 

 (fig. 7) est manœuvré par un petit moteur électrique, qui le ren- 

 verse continuellement. Les électrodes, sans cesse polarisées à 

 intervalles rapprochés, envoient dans le circuit du galvanomètre 

 un courant interrompu, qui peut se mesurer absolument comme 

 un courant continu. Nous appelons ce courant ■ courant de polari- 

 sation „ et nous le désignons par i v . Voici ses valeurs à différentes 

 i différents voltages. 



PRESSION 



VALEURS DE i p EN 1(H AMPÈRE 



