- 189 - 



de ces deux causes, la part qui lui revient dans ces phénomènes 

 d'élasticité. 



L'expérience de M. de Saintignon est très curieuse, mais nous 

 sommes porté à n'y voir qu'une application intéressante des 

 principes de l'hydrostatique ordinaire. 



M. le D r Etienne Henrard réalise devant la section des 

 démonstrations expérimentales dont il déduit la râleur de V étin- 

 celle équivalente dan* la détermination de la dureté des tubes de 

 Rôntgen. Voici un résumé de cette communication. 



Le dosage des rayons X en radiothérapie a une importance 

 capitale. Différents appareils de mesure de la quantité des rayons 

 émis par l'ampoule et absorbés par la peau ont été imaginés. Je ne 

 rappellerai que les plus employés, le chromoradiomètre de 

 Holzknecht, basé sur le virage de certains sels sous l'action des 

 rayons de Rontgen, le radiomètre X de Sabouraud et Noiré, basé 

 sur le virage du platino-cyanure de baryum. Ces méthodes colori- 

 métriques, difficiles à appliquer, ne jouissent plus auprès de tous 

 les opérateurs de la faveur qui leur a été accordée au début, et 

 l'on tend, actuellement, pour indiquer avec le plus d'exactitude 

 possible la manière dont on opère, à signaler toutes les constantes 

 que l'on a employées : force électromolrice, intensité au primaire, 

 nombre d'interruptions, qualité des rayons, temps de pose, 

 distance, étincelle équivalente, etc., etc. Cette dernière constante 

 est spécialement intéressante, car la qualité des rayons X mesurée 

 au radiochromomètre de Benoist, peut être déterminée, pour une 

 ampoule donnée, par la longueur de son étincelle équivalente. 

 Plusieurs auteurs la donnent donc. Mais une chose paraît étrange. 

 Les auteurs n'indiquent pas quel spintermètre ils emploient : 

 spintermètre à pointes, spintermètre à boules, spintermètre à 

 Plateau -f ou — . Or, pour une même qualité de rayons X, la 

 longueur de l'étincelle équivalente varie suivant le genre de 

 spintermètre dont on s'est servi. Or cette indication est importante. 

 Voici en effet différentes observations que j'ai faites : 



Constantes : 110 volts réduits à 60-70 par un rhéostat, 4 

 ampères au primaire, bobine de Hirschmann de 40 centimètres 

 d'étincelle, interrupteur à mercure, environ 600 interruptions à la 

 minute. 



XXX 13 



