— 190 — 



Ampoule Gundelach 0,2 



, Muller 5,1 



, Monopol no 7202 5,7 



n°7809 11,7 



n° , 13 



] n° 8059. — Interrupteur 



On voit que, toutes choses égales d'ailleurs, pour une ampoule 

 d'une dureté donnée, la longueur de l'étincelle équivalente va en 

 augmentant, suivant que l'on se sert d'un spintermètre à boules de 

 22 millimètres de diamètre, à plateau positif, à pointes, à plateau 

 négatif. Or, cette longueur d'étincelle correspondant à une qualité 

 donnée de rayons X, il est naturel de conclure que la détermina- 

 tion de l'étincelle équivalente, sans indication du spintermètre 

 employé, ne donne pas de renseignements précis. 



Aussi il est à souhaiter que cette indication se fasse à l'avenir 

 et je propose l'étincelle équivalente à boules de 22 millimètres de 

 diamètre (modèle le plus couramment employé dans les cabinets 

 de physique); je rejette les spintermètres à plateau, parce qu'il 

 suffit d'interchanger les pôles, comme on a souvent à le faire dans 

 la pratique, pour obtenir une longueur d'étincelle différente ; je 

 rejette le spintermètre à pointes, une légère différence dans le 

 degré de dureté de l'ampoule faisant varier la longueur de l'étin- 

 celle équivalente dans des proportions considérables. 



M. l'abbé Tits fait la communication suivante sur la mesure des 

 potentiels disruptifs : 



La mesure des potentiels disruptifs se fait d'ordinaire au moyen 

 d'un électromètre de sensibilité appropriée à ce genre de mesures. 

 Peu d'expérimentateurs ont songé à utiliser un micromètre de 

 comparaison, préalablement gradué. Cette méthode a été consi- 

 dérée jusqu'ici comme très grossière et peu précise. Des mesures 

 nombreuses nous ont permis de constater qu'il n'en est pas ainsi. 

 La présente note a pour but de comparer la méthode micromé- 



0,6 0,7 0,9 



6,1 11 12 



14,2 17^8 18^9 



14,7 18,8 20,3 



15,1 19,3 21 



9,8 14,5 16 



