- 191 - 



trique et la méthode électrométrique, de faire connaître leur pré- 

 cision et leurs avantages respectifs, et d'indiquer les précautions 

 requises pour leur réussite. 



Méthode électrométrique. — L' électromètre employé est celui de 

 MM. Bichat et Blondlot (fig. 1). Il se compose essentiellement d'un 

 cylindre vertical fixe de rayon R, et d'un cylindre mobile de 



rayon r, intérieur au premier, et solidaire d'un fléau de balance. Si 

 l'on porte G à un potentiel V, c est attiré, et l'on peut faire équilibre 

 à cette attraction au moyen d'un poids donné P. Le potentiel 

 s'exprime alors (en partant de la formule bien connue des conden- 

 sateurs cylindriques) de la façon suivante : 



Pratiquement, au lieu de faire équilibre au moyen de poids, 

 °n utilise la méthode optique de Poggendorf, et l'on détermine la 

 déviation de l'image lumineuse qui correspond à un poids donne. 



C 



Fig.l 



