3 



l'essentiel, le même rayonnement qui affecte notre œil et le sélé- 

 nium. En conséquence, des mesures effectuées à l'aide de ce 

 récepteur peuvent légitimement être substituées aux perceptions 

 de notre organe visuel pour les compléter et même les corriger. 



Gela posé, décrivons le dispositif employé. 



Cinq accumulateurs furent mis en série avec un récepteur 

 sélénique et un galvanomètre à index de Siemens et Halske, type 

 d'Arsonval. La résistance intérieure de celui-ci est de 84 Q ; il fut 

 shunté par environ 0,4 Q. La résistance du récepteur au sélénium 

 varie de 2000 à 30000 Q. On peut donc simplement prendre 

 l'intensité du courant comme proportionnelle à la conductibilité du 

 sélénium. Il suffisait de substituer au récepteur une résistance 

 connue pour avoir la conductibilité en mesure absolue et pouvoir 

 du même coup tenir compte des variations éventuelles de voltage 

 des éléments. 



Le récepteur au sélénium, modèle plat, avait été livré par 

 Ruhmer, de Berlin, six mois auparavant. Pour assurer la constance 

 de l'angle d'incidence des rayons solaires, le récepteur fut fixé sur 

 le miroir d'un héliostat à mouvement d'horlogerie et le miroir 

 orienté de telle sorte que la lumière lui fût toujours normale. Cette 

 dernière condition est-elle réalisée, la lumière atteignant le miroir 

 à travers un diaphragme doit être réfléchie sur elle-même ; ce 

 qui était facile à vérifier. 



Commencées une heure avant le lever du soleil, les observations 

 durèrent toute la journée et jusqu'après le coucher de l'astre. 

 Elles furent faites, pour l'ordinaire, de demi-heure en demi-heure, 

 plus fréquemment aux moments du lever et du coucher et, pen- 

 dant la totalité, les lectures se succédèrent aussi nombreuses que 

 possible. La plus grande partie de ces lectures et, pendant la tota- 

 lité, absolument toutes, ont été faites par le P. Massagué, de 

 Tortosa. Nous lui devons une gratitude toute particulière pour le 

 soin consciencieux avec lequel il s'est acquitté de cette astreignante 



Ces mesures comportent plusieurs temps. Premier temps : véri- 

 fication de l'état des éléments par substitution au récepteur d'une 

 boîte de résistance (2221 ohms). Aux premières heures de la 

 matinée, ce contrôle régulier se trouva nécessaire, la même bat- 

 terie servant aussi à donner divers signaux à l'observatoire. Plus 



