lo 



indications rapides était donc requis : il faudrait enregistrer d'une 

 façon continue sa déviation et le temps, et cela d'une façon 

 automatique, afin d'écarter l'équation personnelle. La précision 

 recherchée étant de l'ordre du centième de seconde, les enregis- 

 treurs à aiguille, excellents dans d'autres cas, étaient exclus 

 d'emblée. Il ne restait que la méthode photographique qui est 

 exempte de tout frottement retardateur. Le dispositif adopté a 

 fonctionné d'une manière si parfaite qu'il semble à propos de le 

 décrire brièvement. 



Le dispositif. — Un chronographe à mouvement d'horlogerie 

 Cr (fig. 4) entraîne une pellicule extrasensible d'un mouvement 

 uniforme. La pellicule passe derrière une fente horizontale, perpen- 

 diculaire à la direction du mouvement. Une lentille cylindrique G, 

 ajustée à cette fente, forme sur la pellicule une ligne lumineuse 

 transversale, à bords très nets et d'environ 0,3 mm. d'épaisseur. 

 En outre, devant la pellicule, en contact immédiat avec elle, se 

 trouve une échelle millimétrique gravée sur verre. Les divisions 

 de cette échelle se reportent en lignes parallèles sur toute la 

 longueur de la pellicule (4 mètres). La vitesse à laquelle on s'arrêta 

 définitivement pour la pellicule fut de 12 mm./sec, de telle sorte 

 que les minces bandes impressionnées se substituaient les unes 

 aux autres en 1/40 de seconde. Cette rapidité était d'ailleurs 

 plutôt exagérée. En effet, dans des installations en grande partie 

 improvisées, on ne peut guère avoir le temps à plus de 0,1 sec. 

 près. Par suite, une vitesse de 3 mm./sec. environ serait suffisante; 

 2 mm./sec. donnerait même le 0,2 sec. et constituerait déjà un 

 progrès notable sur les observations directes des contacts, lesquelles 

 ne peuvent prétendre à une précision supérieure à la 12 seconde. 



Il s'agissait alors de choisir un galvanomètre de sensibilité 

 suffisante et à indications rapides. Les oscillographes, si employés 

 dans ces derniers temps, exigent des intensités de courant trop 

 élevées pour convenir aux expéditions astronomiques. Le choix 

 tomba sur le galvanomètre à corde de Einthoven (*). Edelmann, de 

 Munich, nous en construisit un modèle très simple à aimants per- 

 manents. L'instrument consiste en un aimant T en fer à cheval, 



(4) W. Einthoven. Annale» derPhysik, 12, 1059, 1903. Journal de Physique, 

 3. III, p. 369. 



