17 



- 396 - 



fil, croît avec le courant (en raison de l'élévation de la tempé- 

 rature). Elle s'élevait pour de grands déplacements du fil à environ 

 5000 Q. Le fil était . en outre protégé par une résistance de 

 10000 ohms mise en série dans le circuit. 



Pour projeter le fil sur la pellicule sensible, on employa une 

 flamme d'acétylène A. Le microscope M et la lentille cylindrique G 

 formaient, sur la pellicule mobile, une image de la partie médiane 

 de ce fil. L'oculaire était environ à 60 cm. de la pellicule. 



Le récepteur sélénique, fourni également par Ruhmer, était de 

 forme cylindrique et se trouvait au foyer d'un miroir parabolique. 

 En plein soleil, la couche de sélénium eût été fondue en un instant. 

 Au cours des essais faits avec le soleil, des écrans d'un verre de 

 couleur verte, absorbant les radiations à grandes longueurs d'onde 

 jusqu'au rouge inclusivement, protégeaient le récepteur. 



Il s'agissait maintenant de choisir le montage du galvanomètre. 

 D'une part, de très faibles intensités étaient seules admissibles, 

 sous peine de fondre la couche extramince d'argent déposée sur le 

 fil D'autre part, il fallait amener de grandes variations de courant 

 afin d'avoir un déplacement bien marqué du fil. On s'arrêta donc 

 au montage en pont de Wheatstone. Les résistances des quatre 

 branches furent réglées de telle sorte que, quand le récepteur 

 exposé à la lumière aurait une résistance relativement faible, le 

 courant traversât le galvanomètre dans un sens, puis se renversât, 

 en passant par zéro, du fait de l'accroissement de résistance 

 causé dans le récepteur à l'arrivée de la totalité. On sait que cette 

 méthode utilisée pour la détermination de faibles variations de 

 résistance dans une des branches du pont est d'une sensibilité 

 très grande et, pour ainsi dire, indéfinie. On peut en effet, même au 

 voisinage presque immédiat de l'équilibre, amener des différences 

 de potentiel aussi grandes qu'on le veut entre les extrémités du 

 pont, simplement en augmentant le voltage de la batterie. 



L'emploi de deux récepteurs séléniques, placés respectivement 

 dans deux branches opposées du pont, donnerait immédiatement 

 une sensibilité deux fois plus grande. 



A défaut d'une source plus constante, on employa quatre grands 

 éléments au bichromate, donc 8 volts. Le courant n'étant que 

 d'environ 1 milliampère, ces éléments étaient d'une constance 

 suffisante pour les cinq minutes que devait durer l'observation. 



