— 160 — 



wird mit Wasser gefüllt und gegen liegen, Schnee und 

 directen Wind durch ein Dächlein von Blech geschützt, 

 zu den übrigen Instrumenten vor das Fenster gestellt. 

 Ein einfaches Stativ sichert den festen Stand und gestattet 

 rasches Wegnehmen. Der Mess- Apparat ist eine sehr 

 empfindliche Waage, welche in dem Beobaehtiingszimmer 

 unter einem Glaskasten aufgestellt ist. Kleine Gewichte 

 gehen die empirisch gefundene Höhe von je 1 Linie der 

 Wassersäule in dem Verdünstungs-Gefässe an. Ausserdem 

 ist der eine Waagebalken in 100 gleiche Theile getheilt 

 und kann der mehr oder weniger als 1 Linie betragende 

 Wasseryeriust mit Hülfe eines Läufers nach Art der sog. 

 römischen Waage mit Leichtigkeit bestimmt werden. Der 

 Apparat gibt demnach, wodurch er sich namentlich von 

 andern Wäge- Apparaten vortheilhaft unterscheidet, die • 

 verdünstete Wasserhöhe direct ohne weitere Berechnung 

 bis zu \h,o Linie an. was wohl für die gewöhnlichen 

 täglichen Beobachtungen vollkommen genügt. Das Ver- 

 dünstungs-Gefäss wird mit destillirtem Wasser genau auf 

 den durch die Gewichte bezeichneten Stand von 6'" Höhe 

 gelullt und derselbe nach der Beobachtung durch tropfen- 

 weise (am bequemsten vermittelst eines Augen-Tropfglases) 

 zugesetztes Wasser ergänzt. Geringer Ueberschuss des- 

 selben wird mit Löschpapier aufgesogen. Von Zeit zu 

 Zeit ist das gesammte W T asser zu erneuern und das Ge- 

 fäss zu reinigen. Die Vorzüge dieses Apparates *) sind 

 vor Allein Einfachheit und Brauchbarkeit in jeder Jahres- 

 zeit, da auch der durch Verdunstung entstandene Verlust 

 des gefrorenen Wrissers leicht zu bestimmen ist hei ge- 

 nügender Empfindlichkeit. Die einzelne Beobachtung kann 

 bei einiger Uebung in 1 — 2 Minuten mit aller Genauigkeit 

 vollzogen werden. In der Regel wurde täglich einmal, 



*) Derselbe ist von Heim liniversitäts-Mechanikus P. Desaga 

 in Heidelberg auf Bestellung zu dem Preise von 18 fl. zu beziehen. 



