MESURES RELATIVES A l'aBSORPTION, ETC. 



n 



on choisit le pouvoir conducteur assez grande on peut rendre aussi 

 petite que Ton veut Tinfluence du pouvoir inducteur s])écifique. Il 

 s'agissait maintenant d'opérer avec des électrolytes à pouvoir conduc- . 

 teur tellement grand que_, des deux constantes électriques intervenant 

 dans le phénomène^ le pouvoir conducteur, facile à mesurer, fît pres- 

 que exclusivement sentir son influence. Le nombre de vibrations et Tamor- 

 tissement de la vibration primaire seraient déterminés par la méthode 

 de M. Bjerknes. D'autre part, la diminution de Ténergie des vibrations 

 dans Télectrolyte serait déterminée en déplaçant, à l'intérieur du liquide, 

 le long de deux fils parallèles, deux petites bouteilles de Leyde qui 

 transmettraient l'énergie au bolomètre. L'allure de rabsor])tion, ainsi 

 déterminée, serait ensuite comparée à celle qui peut être déduite des 

 trois grandeurs mentionnées, d'après la théorie de Maxwell. 



J'ai entrepris cette étude au laboratoire de Physique de Leyde. Les résul- 

 tats favorables obtenus avec la méthode précédemment décrite m'avaient 

 fait penser qu'elle pourrait être directement appliquée à l'étude de l'ab- 

 sorption. Cette attente a toutefois été trom])ée. Elle permettait il est vrai 

 1°. de mesurer par des expériences séparées la longueur d'onde et l'amor- 

 tissement des vibrations dans Fair, 2°. de mesurer l'énergie avec des 

 bouteilles dans le lui%iide. Mais au demeurant j'ai dû modifier mon 

 installation. 



2. Méthode. La ligure suivante représente scliématiquement l'instal- 

 lation employée pour les expériences. B est un vibrateur de Blondlot, 







E 







y 









Fig. 1 . 



actionné par une bobine de Ruhmkoree. Le courant primaire était 

 interrompu par un interrupteur tournant, fixé à l'axe d'un électromo- 

 teur. Le nombre des rotations était de 1200 par minute. La régularité des 

 vibrations est ainsi plus grande qu'avec l'interrupteur de Loucault. Le 

 fil conducteur AH J KGB, qui conduit la vibration de Hertz, est 

 constitué par un fil de cuivre d'un mm. d'épaisseur environ, la distance 



