^ 154 — 



1°. Caricare e scaricare varie volte (alcune diecine) il condensatore fra 

 limiti più estesi di quelli fra cui deve essere contenuto il ciclo che si 

 studia. 



2°. Fra le successive cariclie, cioè fra i successivi contatti, ciascuno 

 dei quali era istantaneo, del punto M con gli elementi della pila, far tra- 

 scorrere un tempo breve e costante. Il tempo da me adoperato fu un mi- 

 nuto primo. Esso non era sufficiente perchè l'elettrometro giungesse alla po- 

 sizione di equilibrio, ma io deduceva questa posizione mediante lettura di 

 tre elongazioni successive. 



Quando tali condizioni venivano soddisfatte, le misure presentavano una 

 grande regolarità, e il ciclo disegnato assumendo come ascisse le differenze 

 di potenziale, come ordinate le quantità di elettricità date al condensatore 

 (somma algebrica delle successive letture al galvanometro balistico) coinci- 

 deva con una linea retta passante per l'origine delle coordinate: cioè nes- 

 suna traccia di isteresi elettrostatica, almeno nel senso qui espresso, com- 

 pariva. 



Per dare un' idea del grado di esattezza delle misure, riproduco nella 

 seguente tabella gli elementi di due cicli comunque scelti fra quelli da me 

 sperimentati. Ciascuno fu ripetuto quattro volte ed io riproduco i numeri 

 relativi a ciascuna esperienza. Le prime quattro colonne contengono i valori 

 della differenza di potenziale : la quinta la loro media : le quattro succes- 

 sive dalla 6^ alla 9^ contengono i valori delle cariche : la decima la loro 

 media : l' undecima contiene i quozienti delle differenze fra i successivi nu- 

 meri della prima colonna ed il primo di essi divise per i numeri della decima, 

 i quali quozienti rappresentano i valori inversi della capacità in corrispon- 

 denza dei singoli punti del ciclo : la duodecima finalmente contiene le devia- 

 zioni ó dei numeri contenuti nella tabella undecima dalla loro media, che 

 è segnata alla fine della medesima colonna. 



