— 309 — 



Fisica. — Sopra una nuova forma delV elettrometro capillare. 

 Nota del dott. G. Vanni, presentata dal Socio Blaserna. 



Si può dare ali' elettrometro capillare una forma comoda, portatile, che 

 si presta molto bene sia per esperienze di scuola, sia per esperienze di 

 ricerca. 



Una vaschetta di vetro rettangolare a facce piane e parallele, contiene 

 una certa quantità di mercurio M, nel quale pesca un filo di platino de- 

 stinato a funzionare da anodo e connesso con un serrafili A, fissato sopra 



una lastra di ebanite che copre, a guisa di coperchio, la vaschetta di vetro. 

 Questa lastra di ebanite porta nel mezzo un tubo di vetro H di 15 cm. circa 

 di limghezza, afSlato inferiormente e destinato a contenere del mercurio, che 

 funge da catodo, e connesso, per mezzo di un filo di platino, a un secondo 

 serrafili B. La parte affilata del tubo è immersa in una soluzione di acqua 

 acidulata con acido solforico al 30 per 100 in peso. 



La messa in azione dello strumento è semplice e rapida. Dopo aver ver- 

 sato nella vaschetta il mercurio e, al di sopra, 1' acqua acidulata, si mette 

 a posto il coperchio di ebanite con i suoi annessi, e si versa nel tubo H 

 ima certa quantità di mercurio, in modo da determinarne, per pressione idrosta- 

 tica, r efflusso dalla punta affilata ; al cessare dell' efflusso, l' aspirazione che 

 si produce riempie il tubo capillare d" acqua acidulata, stabilendo un buon 

 contatto fra questa e il mercurio, il menisco del quale prende una determi- 

 nata posizione d' equilibrio, che si assume come zero dello stromento, avendo 

 cura di riunire in corto circuito i due elettrodi A e B. Basta allora inter- 

 calare fra questi una differenza di potenziale anche piccolissima, facendo fun- 

 zionare da catodo il mercurio contenuto nel tubo capillare, perchè si osservi 



