— 16 — 



e la sensibilità a parità delle altre coudizioni sarà tanto maggiore quanta 

 maggiore è la sezione della vaschetta. È utile iufece che la sezione della 

 camera sia piccola (per quanto è possibile senza incorrere in errori per la 

 capillarità) per diminuire l'influenza dell'errore d'afiìoramento. 



« La correzione per la temperatura si calcola come nel caso precedente; 

 uno dei piani orizzontali si fa passare ancora per la punta d'affioramento, 

 l'altro per un punto fisso qualunque del vetro della vaschetta. Se si chiama Vi 

 la capacità della vaschetta e del tubo al disotto del piano inferiore (se questo 

 si fa passare per il fondo comune della vaschetta e del tubo Vi = 0) V2 

 la capacità del tubo fra i due primi orizzontali, A la distanza fra i duo 

 piani, sussistono le equazioni precedenti purché si cambi il segno di A, 

 ed H' e si sostituisca ad S, S'; si ha dunque per Vi = 0 : 



H'-H= ^ -^^ftASl _ y k) , _ 2 H' k 



o o 



« La correzione per la temperatura può anche scriversi 

 "V^ + y-fAS' 



{ó—S k) + 2Hk 



/ — 2(H' — H)k/ 



S 



dove la P parte è costante ma non può mai diventar nulla, e del resto 

 non differisce molto dalla correzione solita ('). 



« Barometro con due jmnte d'affioramento. In questo barometro non 

 meno sensibile dei precedenti e per certi rispetti preferibile ad essi, tanto 

 la camera che la vaschetta sono munite di punte fisse a cui si fanno affiorare 

 i livelli aggiungendo 0 togliendo mercurio nella vaschetta mediante una bu- 

 retta graduata. Per la pressione H siano v e v' i volumi di mercurio che 

 trovansi nella buretta dopo fatto affiorare il livello nel pozzetto, e nella ca- 

 mera rispettivamente, se A è la distanza verticale fra le due punte, S ed S' 

 la sezione della camera e quella anulare della vaschetta sarà: 



e la sensibilità sarà tanto maggiore quanto maggiore è la somma delle se- 

 zioni della camera e della vaschetta; la correzione per la temperatura è 

 quella che vale per i barometri con scala su vetro. La determinazione di 

 S-j-S' 0 s:(S-|-S') può farsi esattamente col modo descritto a pag. 12 

 anche dopo che il barometro è montato purché la pressione rimanga costante . 

 durante l'operazione. 



K I barometri ora descritti richiedono alcune determinazioni preliminari, 

 ma poi la misura delle pressioni non è più complicata che col metodo solito. 

 La 3^ disposizione colle due punte d'affioramento può dare il valore di H 

 in 4 modi diversi cioè nel modo solito e nei tre nuovi metodi ora descritti. 



(') Boguski e Natanson hanno descritto (Wied. Ann., t. 36, p. 761) un baroraetro che 

 ha qualche analogia con questo. Essi riducono il livello del mercurio nella camera ad affio- 

 rare ad una punta tìssa e misurano con uno sferometro gli spostamenti del livello esterno. 



