— 15 — 



« Gli ultimi due termini costituiscono la correzione per la temperatura 

 che può anche scriversi: 



[ ^- + ^- + "-~^^ (cJ-3k)-2H. - (H' - HO (c^ ■ 



dove Hi indica una pressione qualsiasi e Vi la capacità occupata dal mer- 

 curio dopo ottenuto l'affioramento per questa pressione. 



" La P parte, che indicherò con M, si compone di termini indipen- 

 denti da H' e da che possono essere scelti in modo che sia M = 0. Anche 

 per dimensioni qualsiasi, determinate, del barometro sarà possibile calcolare il 

 valore di Hi che renda M nullo e la correzione per la temperatura diventa 

 — (H' — Hi)(J — k)^ ossia —0,000172 (H' — HO 



« Se però le dimensioni delle varie parti del barometro sono scelte in 

 modo che Hi risulti uguale alla pressione media locale, la correzione per la 

 temperatura sarà nulla per detta pressione e minima per gli altri valori pos- 

 sibili della pressione. 



" Nel caso p. es. di un barometro il cui tubo abbia la sezione costante 

 (almeno sin sotto la punta d'affioramento) si avrà V2 = AS e quindi: 



M= ^'^^' (J — 3k) — 2Hik 



e la condizione perche M sia nullo è: 



Vi + yi_ 2k 16 



H,S — k 156 



# Quindi la condizione perchè alla pressione media la correzione per la 

 temperatura sia nulla è che alla stessa pressione il rapporto fra i volumi del 

 mercurio contenuto nel pozzetto, nel tubo al disotto della punta d'affiora- 

 e nella buretta, e di quello contenuto nel tubo al disopra del piano d'affio- 

 ramento sia di 2k a ó — k ossia di circa 16 a 156 condizione facile ad 

 ottenere ed altresì comoda se si tien conto che il pozzetto deve avere la se- 

 zione non troppo grande per diminuire l'influenza dell'errore nell'affioramento. 



« Condizioni essenziali per l'esattezza delle indicazioni di questo baro- 

 metro sono che la quantità totale del mercurio sia invariata e che il tubo 

 la vaschetta e la punta fissa siano invariabilmente connesse ; qualora si dubiti 

 che tali condizioni non si siano mantenute occorrerà determinare per lettura 

 diretta o col confronto con un altro barometro, il valore di H e leggere il 

 valore corrispondente di v. 



" Barometro a livello costante nella camera. Questo barometro non diffe- 

 risce dagli ordinari a pozzetto se non perchè nella camera barometrica tro- 

 vasi una punta fìssa alla quale si fa affiorare esattamente il mercurio aggiun- 

 gendo 0 togliendo mercurio nel pozzetto mediante una buretta graduata. 



« Se sono v q v' , \ volumi del mercurio rimasti nella buretta dopo 

 ottenuto l'affioramento alle pressioni H ed H' rispettivamente, essendo S' la 

 sezione anulare della vaschetta all'esterno del tubo s' avrà : 



