contiene H che è misurato con essi metodi. Invece le variazioni di pres- 

 sione H' — H che occorre ordinariamente di conoscere con maggior precisione 

 non dipendono che da s : S , h^h' che come s' è visto possono esser deter- 

 minati con grande esattezza. 



« Kiguardo al possibile errore nell'apprezzare l'esatto affioramento, s'è 

 visto che la sua iniiuenza è minore quando la sezione del recipiente ove si 

 produce l'affioramento è piccola rispetto a quella dell'altro recipiente ; in questo 

 caso dunque sarà utile che la sezione della camera sia grande e piccola 

 quella del pozzetto, ciò che è anche utile per la sensibilità. L'errore di affio- 

 ramento potrebbe anche esser reso affatto trascurabile coll'artifizio descritto 

 a pag. 12 ossia usando il barometro descritto a pag. 9 (nota) e riducendo ad 

 affiorare ad una punta fissa la superficie di separazione dei due liquidi nel 

 tubo ad U , coll'aggiungere o togliere liquido dalla seconda vaschetta. 



« Qualora il mercurio contenuto o che può esser contenuto nella buretta 

 non basti a produrre l'affioramento bisognerà aggiungere o togliere liquido 

 mediante pipettte o recipienti calibrati, in modo da rendere possibile poi 

 l'affioramento coll'uso della buretta. 



« Una paj ticolarità interessante di questo barometro è che per un con- 

 veniente rapporto fra il volume del mercurio che trovasi al disotto della punta 

 d'affioramento e nella buretta e quello che trovasi nel tubo al disopra d'essa 

 punta, la correzione per la temperatura è nulla. 



n Immaginiamo difatti in un barometro a mercurio di forma qualsiasi, 

 un piano orizzontale condotto per la punta d'affioramento, ed un altro piano 

 simile condotto nella camera per un punto qualunque fisso nel vetro ed a 

 partire dal quale fino al livello del mercurio la sezione S sia costante. 



f Sia a 0°:A la distanza fra questi due piani, V il volume totale del 

 mercurio contenuto nel barometro e nella buretta e pipette. Vi la capacità del 

 pozzetto e del tubo al disotto del piano d'affioramento, V2 la capacità del 

 tubo fra i due piani suddetti, v la capacità occupata dal mercurio rimasto 

 nella buretta e pipetta, dopo ottenuto l'affioramento alla pressione H, s'avrà: 



V=:Vi-f-V2 + y-[-(H — A)S. 

 Sia ora t la temperatura ed H' la pressione ; il volume del mercurio, 

 la capacità ecc. vanno moltiplicate per i rispettivi binomi di dilatazione e 

 se J', 3k sono i coefficienti di dilatazione cubica del mercurio e del vetro, 

 e y' è la capacità occupata dal mercurio rimasto nella pipetta e buretta dopo 

 ottenuto l'affioramento s'avrà approssimativamente: 



V(l + J0 = (ViH-V.3 + y' — AS) (1 + 3 kO + H' (1 + ^08(1 + 2k 4 

 ossia : 



V = (Vi + V2 + ?/ — AS)(l-t-3k/ — (^/)-f H'S(l + 2kO, 

 e sottraendo da questa la P equazione s'avrà: 



„. „ v — v' . V,-J-V,-f-y' — AS . ■ . 



