— 13 — 



porto cercato fra le sezioni. È utile ripetere l'operazione a varie altezze 

 della buretta e del recipiente. 



« Questo metodo che può servire per calibrare burette e campanelle è 

 più esatto di quelli finora in uso, compreso quello che consiste nel versare 

 nella campanella volumi uguali di mercurio, ottenuti schiacciando con un 

 vetro piano il mercurio che riempie un tubetto ad orlo piano. 



e Un altra causa d'inesattezza nella misura delle pressioni col metodo 

 sopradescritto, si ha nelle variazioni di forma della superficie liquida presso 

 le pareti dei due recipienti. Queste variazioni di forma si possono rendere 

 minime colle note cure, cioè purezza delle superficie delle pareti e del liquido, 

 con scosse ecc. Inoltre è da notare che se la pressione che si misura è 

 molto piccola, la forma della superficie liquida presso le pareti rimane quasi 

 affatto invariata e l'errore è nullo, e se la pressione è grande, l'errore ridotto 

 minimo colle cure suddette diviene relativamente insignificante. 



" Può avvenire che la capacità della buretta non sia sufficiente per 

 ottenere l'afiìoramento. In tal caso bisognerà aggiungere o togliere altro li- 

 quido mediante uno o più recipienti graduati che è utile abbiano la forma 

 di pipetta con tubi sottili chiusa in fondo da un robinetto. 



« Il metodo usato per aumentare la sensibilità dei manometri, può es- 

 sere applicato senza difficoltà ai barometri, però conviene distinguere se si fa 

 affiorare ad una punta fissa il mercurio del pozzetto, oppure quello della ca- 

 mera, oppure prima l'uno e poi l'altro. 



« Barometro a livello costante nella vaschetta. Se alle pressioni H 

 ed H', dopo fatto affiorare esattamente il mercurio della vaschetta ad una 

 punta fissa, rimangono nella buretta rispettivamente i volumi n ed op- 

 pure le altezze h ed h\ di mercurio, essendo S la sezione della camera, S' 

 quella anulare della vaschetta, all'esterno del tubo, ed s la sezione della 

 buretta si avrà: 



H ' — H = = ^ ( /i - /O . 



« Determinato una volta per sempre il valore di S oppure quello di 

 s : S , misurato direttamente nel modo solito H , (una volta per sempre, o 

 quando si crede opportuna una verificazione) e letto il valore corrispondente 

 di no fi, si potrà per ogni valore di u' o h' calcolare quello di H'. Si potrà 

 anche applicare alla buretta una scala sulla quale, dopo ottenuto l'afiìoi-a- 

 mento del mercurio della vaschetta alla punta fissa, il mercurio rimasto nella 

 buretta dia direttamente il valore di H' ; se h cm. o n cm.^ corrispondono 

 alla pressione H, /i — S : s cm., oppure n — S cm.^ corrisponderanno alla pres- 

 sione H -f- 1 cm. 



" La sensibilità dunque sarà tanto maggiore quanto maggiore è S e 

 minore s , come nei manometri. Eiguardo alla precisione è da notare che il 

 valore assoluto di H' non riesce piìi esatto che coi metodi ordinari, poiché 



