f (S-|-S') che produce un errore nella pressione f(S4-S'):S' ossia ; (1-|-S:S') 

 che raggiunge il suo valor minimo se S è trascurabile rispetto ad S'. 



« Sebbene questo errore sia già molto piccolo, esso potrebbe essere reso 

 ancora minore col seguente artifizio. Supponiamo che i due recipienti A e B 

 contenenti acqua siano in comunicazione mediante un corto tubo ad U con- 

 tenente fino ad una certa altezza un liquido di densità poco diversa dall'acqua 

 (p. es. anilina) e poi acqua, e che aggiungendo o togliendo acqua nel reci- 

 piente B si faccia affiorare non già il livello dell'acqua nel recipiente A, ma 

 invece il livello dell'anilina nel tubo ad U ad una punta fissa nel tubo. 

 Poiché questo livello è ricondotto alla stessa posizione, lo sarà pm'e anche 

 quello dell'acqua nel recipiente ma con maggiore esattezza. Difatti se la se- 

 zione interna del recipiente A è 100 volte maggiore di quella del tubo ad U 

 e se nel ricondurre il livello dell'anilina allo stesso punto si commette un 

 errore f di 0,001 mm., l'errore per il livello dell'acqua nel recipiente A sarà 

 di 0,001: 100 mm. ossia di 0,00001 mm. Sarà utile che il tubo ad U possa 

 esser chiuso con un robinetto o con un disco di vetro a modo di valvola e 

 così lasciar aperta la comunicazione fra i due recipienti solo quel tanto che 

 occorre per riconoscere in che senso è spinta l'anilina, ottenendo l'aflRoramento 

 per tentativi e senza lasciare che l'anilina subisca grandi spostamenti. 



Una condizione essenziale, affinchè la precisione non sia inferiore alla 

 sensibilità, si è che il valore di S', oppure quello di s:S' siano noti esatta- 

 mente. Il rapporto s:S' si può determinare in modo semplice ed esatto facendo 

 uso di un grosso filo di vetro in forma di segno d'interrogazione, o di 7 

 0 di sifone colle estremità affilate, sulla stessa verticale, e rivolte nello 

 stesso senso, all'ingiìi o all'insìi. Collocato il filo entro la buretta in modo 

 stabile e colle estremità sull'asse, si riduce il livello del liquido ad affiorare 

 ad una delle punte, p. es. l'inferiore, e si aggiunge liquido finché il livello 

 affiori alla punta superiore e si determina il peso o il volume del liquido 

 aggiunto. Togliendo liquido finché il livello giunga esattamente alla punta 

 inferiore, quindi aggiungendone finché il livello giunge alla punta superiore 

 e così di seguito, e determinando in ogni caso il volume o meglio il peso 

 del liquido aggiunto o tolto, si può avere un valor medio molto esatto. Se il 

 liquido usato é mercurio, evidentemente bisognerà disporre il filo colle punte 

 rivolte verso il basso, per gli altri liquidi é piti comodo come ho già osser- 

 vato che le punte siano rivolte verso l'alto. È inoltre necessario che la lar- 

 ghezza del 7 sia tale che il livello del liquido sotto la punta superiore non 

 sia depresso o sollevato per l'adesione all'altro ramo del filo. 



« Ripetendo la stessa operazione, collo stesso filo, per il recipiente del 

 manometro (essendo interrotta la comunicazione coli' altro recipiente) si ottiene 

 il volume 0 meglio il peso di liquido necessario per spostare il livello della 

 distanza fra le due punte. Il rapporto fra i due volumi o i due pesi, così 

 ottenuti, aumentati di quello del liquido spostato dal filo di vetro é il rap- 



