— 11 — 



e la sensibilità sarà tanto maggiore quanto minore è il rapporto delle se- 

 zioni della buretta e del recipiente B dove il livello non è costante. Così se 

 ,s>:S = 0,01, una variazione di 0,1 mm. nel valore di h indica una variazione 

 di pressione di 0,001 mm. del liquido adoperato. L'uso del mercurio come 

 liquido per il manometro è vantaggioso per l'esattezza poiché le misure del 

 liquido aggiunto o tolto si fanno più esattamente, è però svantaggioso per 

 la sensibilità a causa del suo grande peso specifico, ed il contrario avviene 

 per gli altri liquidi. Si possono riunire entrambi i vantaggi usando acqua nel 

 manometro e mercurio nella buretta e facendo pescare questa in un vasetto 

 contenente mercurio e totalmente immerso nell'acqua del recipiente aperto. 

 Così il volume aggiunto o tolto colla buretta è di mercurio e può essere 

 mism-ato con grande esattezza, mentre il dislivello che fa equilibrio alla pres- 

 sione da misurare si produce sull'acqua. 



« Una condizione essenziale per la sensibilità e la precisione di questo 

 manometro, è di apprezzare esattamente quando avviene l'affioramento. A tal 

 uopo è utile anzitutto che il liquido venga aggiunto o tolto molto lentamente, 

 e che la buretta comunichi alla parte superiore con un tubo di gomma 

 che si può chiudere all'estremità libera mediante un robinetto o con un pera 

 di gomma. Karefacendo l'aria del tubo di gomma e chiudendo il suo robinetto 

 ed aprendo pochissimo quello della buretta si determina un'aspirazione lenta 

 del liquido che si può interrompere quando si vuole col robinetto. 



« Per apprezzare con esattezza l'affioramento è poi necessario che la punta 

 fissa sia esterna al liquido se questo è mercurio, ed invece è utile che essa 

 sia immersa nel liquido e quindi rivolta all'insù per i liquidi diversi dal 

 mercurio. 



« In entrambi i casi osservando per riflessione sulla superficie liquida 

 una superficie uniformemente illuminata, o meglio con una macchia nera o 

 con una linea nera, e spostando un poco l'occhio, non appena la punta pe- 

 netra un poco nel mercurio, o sporge un poco il IìtcIIo degli altri liquidi, 

 si forma per la tensione superficiale una cavità nel caso del mercurio, una 

 sporgenza nel caso degli altri liquidi, relativamente molto larghe ed appare 

 nella superficie illuminata una macchia nera o brillante, e nel contorno della 

 macchia o della linea oscura che si osserva per riflessione una insenatura o 

 una sporgenza. Nel caso del mercurio, come altresì è noto, il contatto può 

 essere indicato molto comodamente dalla chiusura d'un circuito elettrico. 



« A proposito dell'errore possibile nell'apprezzare l'affioramento (esso mi 

 risultò ordinariamente di circa 0,001 mm.) è da notare che è utile che il 

 recipiente dove si trova la punta d'affioramento abbia piccola sezione. Difatti 

 se noi dopo ottenuto l'esatto affioramento aggiungiamo o togliamo erronea- 

 mente uno strato di spessore s (da entrambi i recipienti perchè la differenza 

 di livello rimane invariata) il volume del liquido aggiunto o tolto è 



