— 10 — 



farà spostare di 50 mm. la superficie di separazione dei due liquidi. Nel ma- 

 nometro di Kretz (•) i liquidi hanno densità poco diverse {^). 



« Non so che siano state fatte esperienze sul grado di sensibilità e di 

 precisione ottenibile con questi manometri, sul modo di comportarsi in pra- 

 tica, sulle dimensioni più convenienti del tubo ad U e sugli inconvenienti 

 che possono risultare dall'adesione per il vetro dei due liquidi (come p. es. 

 variazione della sezione della colonna d'uno dei liquidi a seconda che essa 

 è a contatto col vetro pulito o col vetro bagnato dall'altro liquido). 



« Una grandissima sensibilità e precisione nella misura delle pressioni, 

 evitando completamente gli errori di capillarità, si può ottenere nei due modi 

 seguenti giovandosi ancora del fatto che la variazione della quantità di li- 

 quido nei singoli recipienti del manometro o barometro può essere grande 

 sebbene lo spostamento dei livelli sia piccolo. 



« Si può ridurre il livello del liquido in uno dei recipienti del mano- 

 metro 0 barometro ad afftorare esattamente ad una punta fissa, ed allorché 

 l'afiioramento è distrutto per effetto d'una variazione della pressione, si può 

 ristabilirlo aggiungendo o togliendo un volume di liquido tanto maggiore 

 quanto maggiore è la variazione della pressione, e dedurre questa da esso 

 volume. Si può anche misurare il volume del liquido contenuto in uno dei 

 recipienti prima che agisca la pressione che si vuol misurare, e poi mentre 

 essa agisce e dalla differenza dei due volumi dedurre la pressione. 



" Manometro a livello costante. Si abbia un manometro composto di due 

 recipienti comunicanti A e B contenenti un liquido, sia S la sezione interna 

 costante di A, ed S' quella pure costante del recipiente B, e prima che agisca 

 la pressione che si vuol misurare si riduca il livello del liquido in uno dei 

 recipienti p. es. in A ad affiorare esattamente ad una punta fissa. Fatta agire 

 la pressione, l'esatto affioramento è distrutto e lo si ristabilisce aggiungendo 

 0 togliendo liquido nel manometro mediante una buretta'; sia h la variazione 

 dell'altezza del liquido nella buretta (di sezione interna s) che è stata ne- 

 cessaria per ristabilire l'affioramento. Siccome il livello nel recipiente A si è 

 riportato alla posizione primitiva, il volume di liquido aggiunto o tolto si 

 troverà o mancherà nel recipiente B e lo spessore dello strato così aggiunto 

 0 tolto rappresenta lo spostamento del livello che misura la pressione che 

 lo ha prodotto. Se H è questo spostamento e y il volume del liquido ag- 

 giunto 0 tolto s'avrà: 



S 1) 



y = SH = sh ossia H =■ —h = -5- 



b b 



(») Dingler. Polytechuisches Journal CXC, 1868. 



(.2) In entrambi questi manometri si può invece versare fino a circa metà del tubo 

 ad U uno dei liquidi, ed al disopra in entrambi i recipienti, l'altro liquido p. es. acqua. 

 Si può risparmiare così il liquido più costoso. 



