— 79 — 



pressa ed ai barometri, con notevole aumento della sensibilità e della pre- 

 cisione di questi strumenti. 



« Il manometro ad aria libera così modificato consta di due recipienti 

 a sezione costante, uno piuttosto largo (p, es. di 10 a 30 cm. di diametro), 

 l'altro più. stretto (p. es. di 2 a 4 cm.) comunicanti alla parte inferiore me- 

 diante un tubo 0 in modo qualsiasi, e contenenti un liquido. Nel recipiente 

 pili stretto trovasi fìssa al fondo o alle pareti un'astina di vetro, la cui estre- 

 mità libera è affilata, trovasi sull'asse del recipiente, serve di punta d' affio- 

 ramento ed è rivolta verticalmente all'ingiù se il liquido che si adopera è 

 mercurio, ed all'insù per gli altri liquidi. Si riduce il livello del liquido ad 

 affiorare esattamente alla punta quando la pressione è eguale in entrambi i 

 recipienti, si fa agire la pressione che si vuol mism'are, la quale distrugge 

 l'affioramento, si ristabilisce questo aggiungendo o togliendo liquido nel ma- 

 nometro mediante una buretta graduata. Se sono S ed e le sezioni interne 

 del recipiente largo e della buretta, se a? è il dislivello che si vuol misu- 

 rare, V il volume di liquido aggiunto o tolto nel manometro, ed h la varia- 

 zione di livello che esso volume ha prodotto nella buretta, si ha: 



V 0" 



« Questo manometro facile a costruire e che può misurare le pressioni 

 esatte fino a 0,001 mm. del liquido adoperato (e con esattezza ancor mag- 

 giore, qualora si usino opportuni artifizi e le necessarie cure) può essere utile 

 in un'infinità di casi e si presta facilmente alla misura delle pressioni elet- 

 trostatiche, dalla quale si può dedurre il potenziale nel caso che il liquido 

 sia conduttore, e la costante dielettrica del liquido, se esso è isolante. 



f Sebbene l'idea di misurare le pressioni elettrostatiche con un mano- 

 metro si debba esser presentata a molti fisici, tuttavia la piccolezza di tale 

 pressione (Mascart nel trattato di elettricità statica, voi. 2°, pag. 93, trova 

 tale pressione uguale a 30 mm. d'acqua nel caso di distanze esplosive gran- 

 dissime) e la sensibilità relativamente piccola degli ordinari manometri, è 

 probabilmente riuscita d'ostacolo a tale misura. Così consultando i libri e i 

 periodici piii importanti non ho trovato in proposito altro che un recente 

 elettrometro assoluto del Cardani (i), il quale usa un manometro ad aria libera 

 e a mercurio, del quale aumenta la sensibilità col mezzo ideato da Descartes 

 e da Buygens pei barometri. La sensibilità in tal modo è resa uguale a 

 quella di un manometro ad acqua, ma si hanno gl'inconvenienti risultanti 

 dal fatto che uno dei rami del manometro è capillare, mentre le pressioni da 

 misurare sono ordinariamente minori o poco superiori di 1 mm. di acqua. 



« Descrizione del nuovo elettrometro assoluto. — L'apparecchio rap- 

 presentato nella fìg. 1 (differente un poco da quello da me usato, perchè con- 



(1) Eendiconti della E. Acc. dei Lincei, 7, 1891 e 2° semestre 1892. 



