— 81 — 



sono di ugual altezza, saraano orizzoatali anche le faccie inferiori dei dischi 

 sovrapposti a q b. Si può anche fissare alla faccia inferiore dei dischi un 'a- 

 stina in forma di U a braccia disuguali e verticali, ed aggiungere o togliere 

 liquido nel manometro finché esso affiori esattamente all'estremità del ramo 

 corto dell'astina. Se la faccia suddetta è orizzontale, l'affioramento sussisterà 

 comunque si sposti o si faccia ruotare essa faccia sui 3 coni. Con tre astine 

 invece d'una, l'operazione sarebbe più facile ; però occorrerebbe che le distanze 

 del disco delle estremità del ramo corto delle astine fossero ben uguali. 



« Finalmente occorre poter conoscere la distanza della faccia inferiore 

 dei dischi dal liquido sottostante e a tal uopo ho fatto uso di un' astina di 

 vetro diritta, affilata alle due estremità, di lunghezza nota uguale o mag- 

 giore della distanza fra il disco e l'anello piano sottostante. Disponevo 

 quest' astina verticalmente, al disotto del disco, coll'estremità superiore appog- 

 giata contro esso, ciò che si può ottenere fissando l' astina sia all'estremità 

 d'una leva carica all'altra estremità da un sufficiente contrappeso, sia al 

 \ braccio inferiore d' una molla ad p e facendo abbracciare il disco da questa 



molla 0 pinzetta. Se ora s'aggiunge liquido nel manometro finché esso affiori 

 esattamente all'estremità inferiore dell'astina, la distanza fra il disco ed il 

 liquido sarà allora uguale alla lunghezza ci dell'astina. Se poi s'aggiunge nel 

 manometro un volume y di liquido, tale distanza diventerà d — y : (S -f- S' -j- s) 

 essendo S, S' ed s le sezioni dei tre recipienti C, D, A supposti tutti tre in 

 comunicazione. 



« Misura dei 'potenziali. Supponiamo che il liquido del manometro sia 

 conduttore, e che essendo, liquido, recipienti e dischi al potenziale zero, il li- 

 quido affiori esattamente alla punta a, e sia allo stesso livello nei recipienti 

 A, C, D, e che sia tolto il sifone fra questi due ultimi recipienti. 



" Se si porta il disco a che è collocato al disopra della punta d'affiora- 

 mento al potenziale V, rimanendo, liquido, recipiente e disco h in comunica- 

 zione col suolo, il liquido nel recipiente A si solleva e l'affioramento è di- 

 strutto. Per ristabilirlo occorrerà togliere dal manometro , aspirando nella 

 buretta, un volume conveniente di liquido p. es. v ; il dislivello nei due rami 

 del manometro sarà allora y:S, e la pressione elettrostatica nella superficie 

 del liquido attorno alla punta d'affioramento sarà 980 y f)' : S, (C. G. S.) essendo 

 ò la densità del liquido. 



« Se invece si porta il disco h al potenziale V, essendo tutto il resto dell'ap- 

 parecchio a potenziale zero, per ristabilire l'affioramento occorrerà aggiungere 

 un certo volume di liquido p. es. v\ la differenza di livello sarà y':S eia 

 pressione elettrostatica alla superficie libera del liquido in C sarà : 980 v'S : S, 

 (C. G. S.). 



« Finalmente, se essendo il disco a al potenziale V ed il resto a zero, 

 e sussistendo l'affioramento, si porta il disco b al potenziale V ed il resto a 

 zero, l'affioramento sarà distafutto ed occorrerà aggiungere un volume v" (uguale 



Rendiconti. 1893, Vol. II, 2° Sem. 11 



