a v~\~ v') di liquido per ristabilire l'affioramento; la variazione di liA'ello del 

 liquido nel recipiente C sarà y" : S e la somma delle pressioni elettrostatiche 

 successive in A e in C sarà 980 v" à:S. Questo modo di procedere, senza occuparsi 

 dell'affioramento quando entrambi dischi e il manometro sono allo stesso poten- 

 ziale, può essere utile allorché v e v' sono molto piccoli, poiché la sensibilità 

 è doppia di quella dei due casi, precedenti. 



« Se sono d e d' le distanze di dischi a e b dai liquidi sottostanti quando 

 ciascuno di essi è a potenziale V e sussiste l'affioramento, e p^j^'-iP" ^^^^ 

 le pressioni elettrostatiche misurate nei tre modi suddetti, si avrà: 



« Avvertente. L'anello piano sotto al disco a serve d'anello di guardia; 

 però potrebbe esser soppresso senza nuocere molto all'esattezza delle misure. 

 Difatti nella porzione centrale del disco e del liquido sottostante, la distri- 

 buzione dell'elettricità é uniforme e come se le due superfìcie piane in pre- 

 senza fossero infinite; quindi la differenza di livello del liquido nel reci- 

 piente C e nel centro del recipiente A, per un dato potenziale, è la stessa,, sia 

 che si abbia o no l'anello di guardia. In quest' ultimo caso si ha bensì l'in- 

 conveniente che la superfìcie libera del liquido non è rigorosamente piana 

 fuorché nella parte centrale, mentre il dislivello del liquido nei due reci- 

 pienti è uguale a y:S solo se le superfìci libere del liquido rimangono piane 

 0 almeno parallelle. Tenuto conto però che la sezione di A è piccola, che 

 la deviazione dal piano non è sensibile che presso gli orli ove è tuttavia pic- 

 cola, si vede che l'errore che ne risulta nel valore di y é piccolo e diviene 

 minimo quando lo si divide per S. 



« L'anello piano attorno al recipiente B, come pure lo scompartimento D 

 servono d'anello di guardia al liquido dello scompartimento C ; in questo caso 

 l'anello di guardia é pressoché indispensabile, perché a causa della grande 

 sezione dello scompartimento G, se la superfìcie libera del liquido non é rigo- 

 rosamente piana, può risultarne un errore non trascurabile nel valore di v'. 



« Inizialmente il livello è rigorosamente lo stesso nei recipienti C e D, 

 poiché essi furono posti in comunicazione mediante il sifone. Tolto questo e 

 portato il disco b al potenziale V, il liquido si solleva in C ma non in D. 

 È facile però ristabilire l'uguaglianza di livello; nel recipiente C, che é 

 di sezione S, dopo ristabilito in A l'affioramento, si trova un volume di li- 

 quido v' in più di quello iniziale, ossia il livello si sarà sollevato di v' : S ; 

 se noi ora aggiungiamo in D un volume di liquido v' S' : S il livello sarà 

 divenuto uguale a quello del recipiente C. Quest'aggiunta, modificando un 

 poco la distribuzione dell'elettricità, può distruggere l'affioramento (se ciò non 

 avvenisse sarebbe inutile l'aggiunta) e quindi occorrerà ristabilirlo al solito, 

 togliendo un volume conveniente (assai piccolo) di liquido dal manometro. 



