— 83 — 



« Tuttavia ritengo che si possa trascurare di ridurre rigorosamente allo 

 stesso livello il liquido nei due scompartimenti, e che quindi sia suiììciente 

 l'anello di guardia metallico e si possa togliere la divisione fra i due scom- 

 partimenti C e D, ciò che giova alla sensibilità. Difatti, sia V la differenza 

 di potenziale fra il disco è e il manometro, sia d la distanza fra il disco e 

 l'anello di guardia, e sia p. es. d — 0,1 cm. quella fra il disco ed il li- 

 quido ; la densità elettrica superficiale nella porzione centrale del liquido, sarà 

 Y-ATc{d — 0,1) e quella sull'anello di guardia a distanza sufficiente dagli orli 

 sarà invece V : irr. d. Ora se e? è piuttosto grande rispetto a 0,1 cm., la diffe- 

 renza delle due densità è così piccola che l'errore non sarebbe grandissimo 

 neppui'e quando si attribuisse al liquido la densità che si ha sull'anello; se 

 poi si considera che questa piccola differenza non si verifica che presso gli 

 orli, e va ripartita, parte nell'anello e parte nel liquido, si può ritenere che 

 l'errore causato dal non essere anello e liquido allo stesso esatto livello, non 

 è molto grande. Se poi d è piccolo, la differenza delle due densità elettriche 

 può essere relativamente grande, ma in tal caso tale differenza, per ragioni 

 ovvie, non è sensibile che a distanza molto piccola dalla linea di separazione 

 del liquido e dell'anello, tanto che in questo caso W. Thomson ha potuto 

 fare misure soddisfacenti dei potenziali con una bilancia priva affatto di anello 

 di guardia. 



« In un elettrometro che non aveva anello metallico, ma solo gli scom- 

 partimenti C e D, di 15 e 25 cm. di diametro rispettivamente, essendo la di- 

 stanza del disco dal liquido centrale di 1 cm., non ottenni differenze di qual- 

 che entità fra i valori d'uno stesso potenziale, sia che il livello del liquido 

 nei due scompartimenti fosse lo stesso, oppure che nello scompartimento 

 esterno il livello fosse più basso di 0,5 cm. 



K Cardani (loc. cit.) raccomanda invece che il piano del liquido coincida 

 con quello dell'anello, perchè egli misurava solo la distanza fra il disco e 

 l'anello di guardia; quindi, quando non si verificava la suddetta condizione, 

 risultava erroneo il valore della distanza fra disco e liquido. 



« Kiguardo alla natura del liquido da usare nel manometro, il mercu- 

 rio presenterebbe dei vantaggi per la sua poco mobilità, e per l'esattezza 

 nella misura dei volumi, ma la sua grande densità rende il manometro poco 

 sensibile. 



« L'acqua pura emette vapori che diminuiscono l'isolamento dei coni 

 che servono di sostegno ; credo perciò opportuno l'uso di acqua salata o aci- 

 dulata con acido solforico. 



« È utile che gli orli dei recipienti non sporgano nè stiano al disotto 

 degli anelli di guardia e che siano unti di grasso nella superficie orizzontale 

 e non in quella verticale; in tal modo, regolando convenientemente l'altezza 

 relativa dei recipienti comunicanti, sì può ottenere che la superficie del li- 



