— 84 — 



quido nella posizione finale, mentre agisce Tazione elettrica ed è ottenuto 

 l'affioramento, sia quasi affatto priva di menisco. 



« Altre forme dell'elettrometro. — Coll'elettrometro descritto, la misura 

 del potenziale V può farsi in tre modi, cioè portando al potenziale V il 

 disco a, oppure il disco b, oppm-e prima l'uno e poi l'altro, e ristabilendo 

 in ogni caso l'affioramento. 



Se ci si contenta d'un solo modo di misura, l'apparecchio può essere 

 semplificato, e si potrà sopprimere il disco a e l'anello piano sottostante, oppure 

 il disco b, l'anello corrispondente e lo scompartimento D. 



« In quest'ultimo caso l'apparecchio può prendere una forma straordina- 

 riamente semplice, composta cioè: 1° di un largo cristallizzatore p. es. di 

 25 cm. di diametro, munito di punta d'affioramento, contenente acqua pura, 

 0 salata, o acidulata con acido solforico, che affiora esattamente alla punta 

 suddetta; 2" d'un disco metallico orizzontale di 5 a 6 cm. di diametro, il 

 cui centro si trova sulla verticale che passa per la punta d'affioramento; 

 3° d'una buretta. L'orizzontalità del disco, la sua distanza dall'acqua e la 

 misura dei potenziali possono aversi nei modi già indicati. Se y è il volume 

 di liquido che si è dovuto togliere per ristabilire l'affioramento, S la sezione 

 del recipiente, s l'area del disco, la pressione elettrica al disotto della por- 

 zione centrale del disco sarà 980. v S : (S-s). Questa formula sarebbe rigorosa 

 solo se la superficie del liquido fosse piana al disotto del disco, e altresì 

 piana, ma a un inferiore livello altrove, ciò che non si verifica. Però a causa 

 della piccolezza di s rispetto ad S, tale errore ha poca entità e sarebbe an- 

 che suscettibile di una correzione approssimata, qualora si osservasse entro 

 quali limiti la superficie del liquido è curva. 



« Si può però facilmente e completamente evitare tale errore, collocando 

 nel cristallizzatore un anello piano d'ottone p. es., di 3 e 7 cm. di diametro 

 interno ed esterno, sostenuto da tre piedi in posizione orizzontale e col centro 

 della faccia superiore coincidente press'a poco coll'estremità della punta d'af- 

 fioramento. Al disopra dell'anello su 3 coni isolanti di altezza uguale e conve- 

 niente, si colloca il disco che deve avere un diametro minore di quello massimo 

 dell'anello; si procederà poi nel modo solito. Nella formula precedente s sarà 

 l'area dell'anello supposto senza foro. La faccia superiore dell'anello presso 

 l'orlo dovrà essere unta di grasso o paraffina e si eviterà che l'acqua in seguito 

 all'azione elettrica si riversi sull'anello, aspirando nella buretta un poco di 

 liquido prima di portare il disco al potenziale incognito. 



e Allo scopo di poter meglio osservare l'affioramento, è bene che il disco 

 e l'anello si trovino presso la parete del cristallizzatore dalla parte dell'osser- 

 vatore. Questa forma d'apparecchio non si presta bene nel caso che il disco 

 debba essere collocato vicinissimo al liquido, perchè non si può osservare 

 quando si ha l'affioramento'; si potrebbe bensì osservare dal disotto, ma la 

 punta copre in parte l'incavo che essa produce nella superficie del liquido. 



