del detto orologio che si conginnge elettricamente col suddetto apparato delle 

 coincidenze ; inoltre di vari accessori. A tuttociò il Direttore dell' Ufficio Idro- 

 grafico di Fola, I. R. contr' ammiraglio cav. Alessandro von Kalmàr, ha con 

 squisita cortesia aggiunte le tavole di riduzione delle osservazioni, partico- 

 lareggiate istruzioni, e perfino le schede per trascrivervi regolarmente le os- 

 servazioni: il che naturalmente ha di molto facilitato ed abbreviato il nostro 

 compito. 



Credo opportuno di dare ali" Accademia una succinta relazione di quel 

 che si è fatto e dei risultati ottenuti nella prima parte del lavoro, e prima 

 d' intraprenderne un' altra, riserbandomi di fare a suo tempo una esposizione 

 particolareggiata delle operazioni ed una discussione più completa dei risultati. 



Noi abbiamo sempre preferito di far oscillare i pendoli sulla staffa a 

 muro, perchè così si è evitata la costruzione od il trasporto di un pilastro 

 di pietra ; ed inoltre colla staffa a muro è eliminata la perturbazione dipen- 

 dente dal lieve oscillare del pilastro insieme al pendolo. Si è poi stabilito di 

 fare per ogni stazione due serie d' osservazioni dei tre pendoli, come hanno 

 fatto in generale anche gli osservatori austriaci, e si è determinato l'inter- 

 vallo di 60 coincidenze, e per ogni pendolo si sono presi al minimo 10 di 

 tali intervalli, aumentandone il numero quando per circostanze speciali si 

 riteneva che l'osservazione fosse riuscita meno bene. 



Siccome i pendoli Sterneck battono circa il mezzo secondo, e l' inter- 

 vallo di 60 coincidenze è circa 35™, ne viene che in esso son comprese circa 

 4200 oscillazioni; e siccome si prendono almeno 10 di tali intervalli da cui 

 si ricava il medio, ed in ogni stazione si fanno 6 di tali osservazioni, si 

 vede come si riesca ad ottenere il tempo dell'oscillazione del pendolo con grande 

 precisione. 



Al tempo sidereo d' oscillazione debbono portarsi, per ogni osservazione, 

 le seguenti correzioni: 



TI per r andamento dell' orologio sidereo elettrico ; 

 J per ridurre l' ampiezza delle oscillazioni a zero ; 



T per ridm-re la temperatura del pendolo a zero; 

 S per la riduzione al vuoto. 



Fatto il medio dei tempi ottenuti da ciascun pendolo della serie in una 

 stazione, Ss (V. Tabella I), col corrispondente tempo esservato in Fola S^, e 

 col valore della gravità relativa in Fola Gp = 9"", 80642 (ottenuto per con- 

 fronto colla gravità assoluta determinata in Vienna), colla nota formola si 

 ottiene la gravità relativa nella stazione: 



