— 6 — 



Volendo ridurre al livello del mare la gravità delle stazioni, bisogna 

 fare la correzione per l' altitudine, la correzione per la massa di roccie sot- 

 tostanti, la correzione per le roccie sovrastanti alla stazione, la correzione 

 (quando ne sia il caso) per le porzioni di mare, che rendono la gravità mi- 

 nore in confronto ad egual volume di roccia. Queste riduzioni sono molto labo- 

 riose, ma vengono assai abbreviate coi metodi e colle tavole usate dalla ma- 

 rina austriaca, e di cui noi pure ci siamo valsi. 



Delle dette riduzioni la prima è affatto sicura, non dipendendo che dalla 

 altezza della stazione sul mare; le altre presentano qualche incertezza, per- 

 chè non si può conoscere con piena sicurezza la densità complessiva delle 

 roccie nell'interno della terra; infatti mentre per una parte devesi ritenere 

 che la densità degli strati profondi sia in generale maggiore che per i su- 

 perficiali, d' altra parte vi possono essere dei vuoti che la modifichino in senso 

 opposto, e ciò specialmente per le stazioni Etnee, e particolarmente per le 

 più alte, la Cantoniera e 1' Oss. Etneo. Ma ad ogni modo per la piccola en- 

 tità di queste correzioni, l'incertezza si riduce a ben poca cosa. 



Ottenuto così il valore della gravità ridotta al livello del mare, ossia 

 sullo sferoide dei geodeti, si confronta alla gravità teorica nella stazione, 

 data dalla formola di Helmert: 



Go ^ 9'",780 (1 -f 0,005310 sen^ (f ) 



e la differenza dà la corrispondente anomalia delle gravità (V. Tabella II). 



Si noterà, nella Tabella I, che la durata dell' oscillazione dei vari pen- 

 doli a Catania nella seconda osservazione è minore che nella prima, e nel 

 medio si ha una perdita di durata di 0%0000066, dalla prima decade di 

 Ottobre 1896 alla metà di marzo 1898. Questo fatto non deve far dubitare 

 della esattezza dell' osservazione, perchè si verifica sempre nelle osservazioni 

 col pendolo Sterneck; e la variazione è quasi sempre nel senso da noi tro- 

 vato ed air incirca della stessa entità, cioè di quasi 0^000007 in circa 

 5 mesi. 



Questa, cosidetta variazione secolare del pendolo dipende, o da una mo- 

 dificazione molecolare del metallo dei pendoli, analoga a quella che ha luogo 

 nel vetro dei termometri, oppure dal consumo del taglio del cuneo d' agata 

 su cui oscillano. 



Si suol correggere le osservazioni per questa variazione, distribuendo la 

 corrispondente variazione della durata d' oscillazione proporzionalmente al 

 tempo trascorso fra l' osservazione alla partenza e l' osservazione al ritorno 

 delle spedizioni a Fola: perciò noi ci riserviamo di fare questa correzione, 

 d'altronde abbastanza piccola, quando i pendoli saranno di nuovo tornati a 

 Fola, ed ivi si sarà ripetuta la determinazione del tempo della loro oscil- 

 lazione. Ferciò i valori della gravità che qui si dànno, dovranno poi subire 

 una piccola correzione. 



