— 185 — 



condo le iraagini uscivano fuori delle scale. Se ad esperienze montate, eser- 

 citando le stesse trazioni laterali, l' elettrometro accuserà una deviazione, 

 potrò vederne l' ordine di grandezza e giudicare se gli spostamenti massimi 

 di 1,5 cm. che ottengo caricando la canna con 20 kg., possono o no influire 

 sui risultati. 



L' armatura interna / del condensatore è costituita da una canna d' ottone 

 del diametro esterno di mm. 14, lunga cm. 100 isolata dalie mensole M ed L 

 che la sostengono mediante lunghe bacchette h di flint. 



L' esterna E è costituita da due pezzi di canna d' ottone di cm. 60 1' uno, 

 tagliati prima secondo due generatrici, e poi rimessi insieme attorno alla 

 canna AB, dalla quale distano uniformemente di circa 2 mm.; sono sostenuti 

 dalle mensole 0 e da esse isolate mediante lunghi cilindri N di mastice 

 del Palmieri. 



Il tutto è rinchiuso in una cassa di legno P ricoperta di stagnola in 

 comunicazione col suolo, e entro la quale trovasi una dozzina di bicchieri 

 con acido solforico. 



8. Alla seconda condizione ho sodisfatto adoperando l' elettrometro di 

 Hankel, munito di microscopio, il quale ad una sensibilità grandissima unisce 

 il pregio d' una piccolissima capacità. Per portare i piatti dell' elettrometro 

 a potenziali costanti ho adoperato due pile a secco, un polo delle quali è 

 stato sempre al suolo ; per caricare il condensatore mi sono servito d' una bat- 

 teria di 300 elementi zinco-rame-acqua, posta su isolatori del Mascart. L' elet- 

 trometro è protetto da un largo schermo metallico in comunicazione col 

 suolo. 



Prima di eseguire le esperienze ho voluto provare se gli spostamenti late- 

 rali, artificialmente prodotti, hanno influenza suU' elettrometro, ed ho veduto 

 che, con tutte le disposizioni usate poi nel corso delle esperienze, la massima 

 deviazione della foglia dell' elettrometro, prodotta da una tensione laterale 

 di 3 kg., non è mai superiore ad una divisione piccola del micrometro oculare ; 

 il peso di 1 kg. non produce deviazione apprezzabile, ed a più forte ragione 

 non può esser visibile quella prodotta dal massimo carico longitudinale. 



Può peraltro nascere il dubbio che per lo stiramento la canna si elet- 

 trizzi sensibilmente, ed alteri perciò i risultati ; ma dirò subito che non 

 ho mai avuto segno alcuno di deviazione della foglia, sia che le armature 

 scariche fossero riunite fra loro e coli' elettrometro, sia che una sola comu- 

 nicasse coir elettrometro e l' altra fosse a terra. 



Ogni dubbio così è tolto. 



9. Nelle esperienze ho usato due metodi, col primo dei quali l' arma- 

 tura E del condensatore è in comunicazione col polo positivo della pila Volta, 

 r altro polo della quale è a terra ; l' interna / colla foglia dell' elettrometro, 

 del quale il piatto destro è unito al polo positivo della pila a secco, il sinistro 

 col negativo. Messa prima a terra la foglia — ciò che facevo abbassando al 



