— 241 — 



Le modificazioni clie ho creduto utile introdurre nelle pompe di Geissler 

 sono le seguenti: 



1°. L'uso del rubinetto C, nel quale con uno strato di mercurio si rende 

 praticamente nulla la quantità d' aria che penetra dall' esterno nella pompa, 

 e ciò anche quando la costruzione del rubinetto non è del tutto perfetta. 



2°. La soppressione del lungo tubo diritto di ferro o di vetro che 

 sta sotto il pallone fisso delle pompe di Geissler ; ciò riduce V altezza della 

 parte rigida della pompa da 1 metro a 20 o 30 cm., rende la pompa più 

 comoda, meno fragile, e ne rende più facile e meno pericolosa la spedizione 

 e quindi la riparazione in caso di rottura. Però essendo soppresso il lungo 

 tubo suddetto, ne risulta che il tubo di gomma che imisce il pallone mo- 

 bile al fisso, nella parte vicina a questo, si trova spesso ad una pressione 

 interna di pochi centimetri di mercurio e perciò lascia sviluppare aria o gas 

 che nuocerebbero grandemente alla rarefazione. Quindi, per evitare che questi 

 gas penetrino nel pallone fisso, il tubo di vetro sotto di questo è ricurvo 

 air insti, termina all' estremità libera con un rubinetto per il quale si può espel- 

 lere il gas suddetto e porta saldato lateralmente un tubo in cui s' innesta il 

 tubo di gomma ; il mercurio contenuto nella curva del tubo impedisce affatto 

 al gas di penetrare nel pallone fisso. 



3°. Ho utilizzato il vuoto che si forma nel pallone mobile, allorché (se 

 esso è in basso, pieno di mercurio e chiuso) lo si solleva, per mandarvi senza 

 comprimerla l'aria aspirata dal recipiente ove si fa il vuoto, la quale così 

 è espulsa completamente. 



4°. La misura della pressione dell' aria rarefatta si fa comprimendo quella 

 parte di essa che occupa il pallone fisso, fino ad occupare unicamente il foro del 

 rubinetto, cioè un volume piccolo e ben determinato e misurando questa pres- 

 sione senza errori di capillarità. 



5°. Finalmente per economia di mercurio e per facilità di costruzione 

 fui indotto ad usare palloni di piccola capacità (di solito di 300 cm^ ma 

 talvolta e senza inconvenienti di 100 cm' ed eccezionalmente anche di 50 cm'). 

 Si può credere che con palloni di maggior capacità, p. es. di 1 litro, la 

 rapidità con cui s' ottiene una data rarefazione sia in proporzione d' essa ca- 

 pacità, ma non credo che ciò si verifichi in pratica; i palloni più grandi ri- 

 chiedono maggior tempo per riempirsi e vuotarsi di mercurio, ed a causa 

 della grande massa di mercurio, richiedono molta cura per evitare urti peri- 

 colosi, ciò che diminuisce la rapidità dell' operazione ; inoltre gì' inconvenienti 

 nel caso di rotture crescono in proporzione della quantità di mercurio ado- 

 perata. Anzi, se si dovesse tener conto dell' energia spesa nel sollevare 

 il mercurio, s' avrebbe che 1' abbassamento e sollevamento d' un certo volume 

 di mercurio produce minor rarefazione che non 1' abbassamento e solleva- 

 mento ripetuto n volte d' un volume di mercurio n volte minore. Tuttavia 

 non pretendo che le pompe con palloni piccoli agiscano meglio, ma solo 



Eendiconti. 1898, Vol. VII, 2" Sem. 32 



