— 245 — 



punto di esso im rubinetto a 3 vie per eliminare l' aria aspirata. Credo perciò 

 che la disposizione prima descritta sia la più semplice e comoda. 



La parte fissa di questa pompa può essere adattata su un pezzo di ta- 

 vola di 20 0 30 cm. di lato nel cui mezzo si pratica un largo foro a pareti 

 coniche in cui s'adatta il bulbo del pallone; questa tavola poi può essere 

 rissata nel mezzo d' una base orizzontale. Spesso però per fissare la pompa mi 

 sono servito di un sostegno Bunsen con 4 delle sue morse, due delle quali s' adat- 

 tavano leggermente sopra e sotto il pallone, mentre le altre due serravano i 

 tubi di gomma L ed L' presso la congiunzione colla parte fissa. In tal modo il 

 pallone è fissato stabilmente, e nè gli urti dei tubi di gomma nè il peso del 

 mercurio possono recargli nocumento. 



Per sollevare e abbassare il pallone mobile, è comodo far uso d' una ma- 

 novella che solleva un corsoio, ma non di rado ne ho fatto a meno senza 

 inconvenienti e ho tenuto e sollevato e abbassato il pallone mobile diretta- 

 mente colle mani, essendo seduto di fronte alla pompa; è utile solo prepa- 

 rare due sostegni, uno alto e l' altro basso, su cui collocare o appendere il 

 pallone quando ciò occorre. Tuttavia le prime volte che si adopera la pompa in 

 tal modo è necessaria molta cura per evitare inconvenienti facili a immaginare. 



Con questa pompa è possibile, ma non facile nè esatto, determinare la 

 pressione dell' aria rarefatta, comprimendo quest' aria entro il pallone fisso 

 finché occupi solo il foro del rubinetto C, e misurando in tali condizioni il 

 dislivello del mercurio nei due palloni, e supponendo noti in precedenza la 

 capacità del pallone e quella del foro del rubinetto, dedurne nel modo solito 

 la pressione cercata; tuttavia la misura del dislivello del mercurio nei due 

 palloni non è comoda, a meno che il pallone fisso non sia provvisto in basso 

 d' una parte cilindrica. Una misura approssimata si può anche avere osser- 

 vando il volume della bollicina d' aria espulsa quando trovasi nel tubo D 

 alla pressione atmosferica. 



La forma di pompa di cui mi sono servito più spesso è quella rappre- 

 sentata nella figura 2 ; non m' è parso che essa fosse più efficace della pre- 

 cedente, ma è un po' più comoda per l' uso, offre maggior guarentigia che 

 r aria proveniente dal tubo di gomma non penetri nel pallone fisso e che 

 l'aria che si vuol scacciare venga espulsa totalmente, e finalmente permette 

 una misura facile e molto esatta della pressione dell' aria residua. Del resto 

 questa forma deriva direttamente dalla precedente (e non differisce molto da 

 un' altra forma anteriormente descritta) ; il tubo D ed il tubo C sono 

 dalla stessa parte e congiunti, ed ho aggiunto una nuova bolla per tratte- 

 nere l'aria proveniente dal tubo di gomma. 



Così la pompa consiste del pallone A col rubinetto C e col palloncino P 

 dell'acido solforico come la pompa precedente. Al disotto del pallone A il 

 tubo si ricurva ad U, presenta un rigonfiamento E, poi si ristringe in H, e 

 presenta quindi una bolla, che comunica con un rubinetto a tre vie C 



