— 247 — 



ciata non più nell'atmosfera ma nella bolla F ove ti-ovasi un buon vuoto. 

 Dopo alcuni colpi di pompa, Y aria accumulata in F viene scacciata nell" atmo- 

 sfera mediante il rubinetto C. 



Quando si vuol misurare la pressione dell' aria residua, supposto che il 

 tubo T comunichi col pallone A e questo sia vuoto di mercurio, si chiude il 

 rubinetto C e si solleva il pallone mobile finché il mercurio giunga in quello fisso 

 alla base del rubinetto (o a un punto più basso se la pressione è troppo 

 forte). In tal modo l' aria che prima occupava tutto il pallone fisso tro- 

 vasi ridotta in un volume noto più che 1000 volte minore, ed avrà una pres- 

 sione d' altrettanto maggiore data dal dislivello del mercurio in A ed in F. 

 Qualora nella bolla F si trovasse una quantità sensibile di aria, conviene 

 scacciarla e ripetere la misura della differenza di livello. È utile notare che 

 sebbene in questa misura il volume dell' aria venga grandemente ridotto, non 

 v' è errore notevole di capillarità nella misura della pressione, perchè i due 

 rami del manometro hanno ugual diametro ; si può altresì comprimere 1' aria 

 entro il foro del rubinetto ed evitare tuttavia l' errore di capillarità, qualora, 

 come indicai in altra Nota, le pareti del foro siano a 45° dalla verticale, 

 e quindi la superficie del mercmio riesca piana. 



Si potrebbe, come nella pompa precedente, utilizzare il vuoto che si 

 produce nel pallone mobile, riunendo questo pallone e la sommità del rubi- 

 netto C mediante un tubo di gomma, ma credo che tale complicazione sa- 

 rebbe praticamente superflua. 



Riguardo alla perfezione del vuoto ottenibile da queste pompe, anzitutto 

 è da notare che poiché esse per le loro parti essenziali e per il loro modo di 

 funzionare non differiscono essenzialmente da quelle di Geissler, non v' è ra- 

 gione perchè debbano funzionare meno bene. Invece è da notare che mentre 

 una pompa di Geissler della forma solita non potrebbe funzionare bene qua- 

 lora i rubinetti fossero imperfetti, colle pompe sopradescritte ottenni facil- 

 mente le rarefazioni occorrenti per un' abbondante produzione di raggi Rontgen 

 con rubinetti visibilmente imperfetti, nei quali l' aria penetrava in modo vi- 

 sibile dall' esterno e gorgogliava lentamente nel mercurio del tubo D ; perchè 

 potei facilmente rimediare a tale inconveniente col versare un po' di mercurio 

 neir imbutino del rubinetto G. 



Per ungere i rubinetti e la congiunzione smerigliata usai dapprima la 

 vaselina resa più densa con un forte e prolungato riscaldamento, che la priva 

 altresì delle parti volatili; in seguito però trovai più conveniente una me- 

 scolanza di colofonia e vaselina condensata fuse assieme in tali proporzioni 

 da fornire una viscosità conveniente; questa miscela è quasi affatto traspa- 

 rente e rende trasparenti i rubinetti e non solo presenta una grande resistenza 

 al passaggio dell'aria, ma lo rende manifesto qualora esso si produca. 



Come mastici usai, come dissi in altra Nota, le mescolanze di colofonia 

 con gomma elastica, oppure con parafiìna poco fusibile, o con vaselina con- 



