— 18 — 



Un primo studio che si può fare adoperando l' apparecchio descritto, è 

 quello della variabilità della carica col cambiare della rarefazione interna. 



Il tubo di scarica è permanentemente unito alla pompa. Questa è a 

 mercurio, automatica del tipo Raps e ad esaurimento successivo. Benché pre- 

 senti lo svantaggio di non possedere un manometro indicatore, pure in simili 

 ricerche è assai utile per la rapidità con cui essa lavora. Ma un criterio che, 

 se si vuole non è esattissimo, ma in ogni modo abbastanza approssimato per 

 conoscere la rarefazione interna, è quello che risulta dalle considerazioni 

 seguenti. 



Come prima operazione il tubo di scarica descritto è stato vuotato sino 

 alle rarefazioni studiate da Hittorf, e successivamente riempito di aria secca. 

 Questa operazione è stata ripetuta più volte (otto o dieci), mentre la scarica 

 del rocchetto circola nel tubo, e ciò scegliendo come catodo sempre il disco C, 

 è come anodo uno qualunque degli elettrodi filiformi 1, 2, 3. .. 6, od anche 

 il disco a. Lo scopo di questo procedimento è stato di scacciare tutte le 

 materie gassose occluse nei vari elettrodi; talché mentre le prime volte oc- 

 correva che la pompa lavorasse delle ore per procedere alla evacuazione, in 

 fine bastavano pochi colpi di pompa per raggiungere le massime rarefazioni. 

 È in queste condizioni che, con la conoscenza del numero dei colpi di pompa 

 si può determinare la pressione interna nel tubo da vuotare, non intervenendo 

 allora cause perturbatrici. Dalla conoscenza del volume del recipiente della 

 pompa che si riempie di mercurio, e di quello del tubo da vuotare con ac- 

 cessori (vaso essiccatore, tubi adduttori, ecc.) ho potuto calcolare che la 

 pressione, per ogni colpo del bilanciere automatico di cui è fornita la pompa 

 Raps, si abbassa a Vs circa del suo valore. Quindi basta elevare questa 

 quantità ad una potenza eguale al numero dei colpi di bilanciere e molti- 

 plicarla per il valore originario della pressione, per ottenere il nuovo valore 

 di questa. 



Ora prima che il bilanciere della macchina venga posto in azione, la 

 pressione nell' interno del tubo é eguale a quella data dal manometro unito 

 alla pompa ad acqua, la quale serve ad ottenere la prima rarefazione. Questo 

 valore, nella esperienza di cui ora riporterò i risultati era di 23 millimetri 

 di mercurio circa. Si vede dunque che il numero x dei colpi di bilanciere, 

 necessari per arrivare ad una rarefazione per esempio di un millesimo di 

 millimetro è dato dalla espressione: 



28. (V8)*- = 0,001. 



Da cui ic,— -21, circa. 



Ciò premesso scegliendo C come catodo, e 1' elettrodo 1 come anodo, 

 ho potuto osservare le varie deviazioni subite dall' ago dell' elettrometro per 

 rarefazioni crescenti. 



