— 188 — 



sezione del tubo capillare raggiunge presto un limite a causa delle forze ca- 

 pillari, ed a causa del troppo lento movimento dell' aria che avverrebbe nel 

 tubo stesso. 



Un apparecchio del genere ora descritto sarebbe però talmente sensibile 

 alle variazioni della pressione barometrica, da non potere servire. Le varia- 

 zioni lente della pressione barometrica e le variazioni della temperatura potreb- 

 bero essere ridotte a non influire sui movimenti della bolla, se si mettesse in 

 comunicazione il recipiente interno coli' aria esterna mediante un tubo a sezione 

 piccolissima (un tubo termometrico eventualmente stirato alla lìamma) e se 

 in qualche modo si provvedesse, che ci sia una piccola forza, che tenda a man- 

 tenere la bolla in una posizione fissa, giacché attraverso a quel tubo sottile 

 si eguaglierebbero le pressioni interna ed esterna, mentre le variazioni rapide 

 di pressione dovute al repentino riscaldamento del filo in una scarica agireb- 

 bero solo sulla bolla. Ma è noto che si hanno continuamente nell' aria atmo- 

 sferica (sopratutto quando soffia un po' di vento) delle variazioni assai brusche 

 nella pressione barometrica, come risulta, p. es., dalle ricerche di Langley 

 sulle pulsazioni del vento o dagli studi di Hefner-Altneck, che per registrare 

 le variazioni rapide della pressione barometrica ha appunto costruito un appa- 

 recchio simile in ogni cosa a quello che ora descriviamo. 



Se ora la bolla, che limita 1' aria contenuta nel recipiente, invece di essere 

 in contatto con l' aria esterna è in contatto con l' aria di un altro recipiente 

 chiuso; allora è chiaro che sebbene la sensibilità venga a diminuire, pure 

 gli spostamenti della bolla daranno sempre una misura del calore svolto nel 

 filo. Ed in questo modo lo strumento sarà sottratto alle variazioni della pres- 

 sione atmosferica. 



Volendolo pure sottrarre alle variazioni della temperatura, sarà bene che 

 i due recipienti, il calorimetrico propriamente detto e quello di contrasto, per 

 così dire, sieno sensibilmente eguali, afiìnchè seguendo così gli involucri dei 

 due recipienti nella stessa misura la temperatura dell' ambiente, avvenga una 

 compensazione. 



Però r apparecchio così costruito presenterebbe ancora l' inconveniente 

 che la bolla una volta spostata torna troppo lentamente alla sua posizione 

 primitiva corrispondentemente al lento raffreddarsi del recipiente e quindi, a 

 meno di dare una grande lunghezza al cannello, non è comodo fare delle letture 

 successive. 



Mettiamo invece entrambi i recipienti in comunicazione coli' aria esterna 

 mediante capillari sottilissimi ; la pressione interna si eguaglierà lentamente 

 coir esterna nei due recipienti e si potrà anche ottenere che durante il raf- 

 freddamento del recipiente la bolla non si sposti ; conviene quindi introdurre 

 una leggera forza che riconduca sempre la bolla allo stesso punto, ciò che è 

 possibile grazie ai tubi capillari che fanno comunicare l' aria dei recipienti 

 coir esterno. 



