— 295 — 



La diiferenza di livello secondo le prime due linee risulta di 0,22 mm., 

 secondo la terza di 0,25 mm. e secondo l'ultima di 0,16 mm. ; il diametro del 

 tubo coijico nel punto ove giungeva il mercmio era esternamente di 6 mm., 

 quindi internamente doveva essere fra 4 e 5 mm. È da notare che sebbene 

 la superfìcie del mercurio nel tubo conico fosse convessa e dovesse quindi subire 

 una lieve depressione, tuttavia essa appariva più elevata della superficie nel 

 tubo cilindrico, tanto osservando al cannocchiale che ad occhio nudo, per effetto 

 della rifrazione. 



Risalta da queste osservazioni, come da molte altre, che la differenza di 

 livello apparente nei due rami è piccola e potrebbe facilmente esser resa 

 nulla, ma, ciò che più importa, questa differenza è costante e le variazioni sono 

 comprese nei limiti degli errori di osservazione per misure fatte ad intervalli 

 di tempo non molto grandi; ed anche dopo due settimane la suddetta diffe- 

 renza aveva variato meno di 0,1 mm. 



È utile che il tubo sia non troppo conico, in modo che la superficie del 

 mercurio sia leggermente convessa, altrimenti cesserebbe dall' esser visibile, e 

 sarebbe visibile solamente e non bene la linea di intersezione del vetro col mer- 

 ciurio, la quale obbedisce meno a piccole variazioni di pressione e dà risultati 

 meno concordanti, che ho creduto inutile riferire. Ho cercato di togliere l' errore 

 di rifrazione circondando il tubo conico con un tubo cilindrico pieno d'acqua o 

 d' altro liquido più rifrangente ed osservando la linea d' intersezione suddetta, 

 ma in complesso non ho trovato molto vantaggio con una simile disposizione. 

 Ho cercato altresì di ottenere il tubo conico soffiando una bolla di 9 a 10 mm. 

 di diametro in un tubo capillare a pareti spesse e comprimendo questa bolla 

 nel senso del tubo, mentre il vetro era ancor molle, ma queste bolle mi è parso 

 che offrissero al mercurio varie posizioni d' equilibrio, le quali possono indurre 

 in errore, e ho trovato molto preferibile costruire i tubi conici scaldando nel 

 mezzo e tutt' attorno un tubo, a pareti non troppo sottili, di circa 1 cm. di 

 diametro, lasciando fondere e inspessire il vetro, e regolando poi la trazione 

 alle due estremità, e interrompendola per lasciar ispessire il vetro, e se occorre 

 comprimendo un poco il tubo nel senso della sua lunghezza in modo da otte- 

 nere r angolo desiderato. Facilmente il tubo riesce poco conico ; lo si riduce 

 nel modo voluto staccando l' altra estremità, e scaldando il cono col dardo 

 della fiamma, lasciando ispessire il vetro ed esercitando una lieve compressione. 



Applicando la disposizione in discorso al termometro ad aria, il volume 

 d'aria alla temperatura dell'ambiente riuscirà piccolo e meglio determinato ; 

 sarà quindi possibile, senza pregiudizio dell" esattezza, di usare bulbi molto 

 piccoli, ciò che in taluni casi può riuscire di non poca utilità, e qualora si 

 usino bulbi della grandezza solita, si potranno trascurare le variazioni di tem- 

 peratura dell' ambiente e si potrà semplificare la formula che dà la tempe- 

 ratura. Difatti questa in tal caso diviene : 



H-HoF , H , 



«Ho L Ho\« V l-i-cct}_ 



