— 296 — 



essendo T la temperatura cercata in gradi centigradi, Ho ed H le pressioni 

 d"eir aria del termometro a 0° e a T, ed a i coefficienti di dilatazione 

 del vetro e dell' aria, V e y le capacità a O'' del bulbo e della parte del tubo 

 che trovasi alla temperatura dell'ambiente. 



Il termine v : V non può esser reso completamente nullo, ed inoltre ciò 

 non semplificherebbe molto la formula ; è invece utile rendere v : V tale che sia 



M v_ 1 1 



a ' V 1 + 100 



ossia, siccome approssimativamente 3Z'/a — 1/150, è utile rendere?'/ V~ 1/300. 

 In tal caso chiamando tì il valore approssimato di T che s'avrebbe appli- 



cando la semplice formula di Gaj'-Lussac ( ossia 0 = — -- — ^ j si avrà : 



V "Ho / 



Ho applicato con risultati soddisfacenti il manometro sopra descritto a 

 due forme di termometri ad aria, che credo non superfluo descrivere poiché 



sono facili a costruire, differiscono un poco dalle forme solite e presentano 

 qualche particolare che può essere utile. 



Nella prima disposizione ho cercato di eliminare l' inconveniente dei vapori 

 che facilmente si sviluppano dal tubo di gomma, e che in un tempo più o 

 meno lungo rendono umida l' aria del bulbo. Essa consiste del bulbo A , del tubo 

 capillare B di 0,1 mm. di diametro interno e circa 20 cm. di lunghezza e di 

 un corto manometro a mercurio ab chiuso in fondo da un robinetto a tre vie 

 e del quale il ramo a termina superiormente conico a A^^" dall' asse. Il ramo b 



