— 297 — 



poi comunica superiormente mediante un tubo di gomma con un altro mano- 

 metro, ed. Volendo misurare con questa disposizione, non del tutto nuova, la 

 teuiperatura del bulbo A , si solleva o abbassa il tubo tìnchè il livello del 

 mercurio in a arrivi alla punta o segno d' affioramento e si misura il disli- 

 vello nei manometri ab e ed. Si può però regolare la quantità di mercurio 

 del manometro ab in modo che quando esso affiora in a il dislivello sia nullo, 

 tuttavia ciò non è sempre del tutto esatto, perchè per una data quantità di 

 mercurio il dislivello varia colla forma del menisco in b ; avrei potuto costruire 

 il ramo /; del manometro simile a quello a, cioè conico superiormente e ren- 

 dere così entrambi i menischi piani. Si può altresì evitare la doppia lettura 

 (e doppia causa d' errore) del dislivello sopprimendo il tubo di vetro e, riem- 

 piendo interamente di mercurio il manometro unico avente i livelli in a e d ; 

 la bolla e dovrebbe servire per trattenere le bollicine d' aria possibilmente 

 umide trascinate dal mercurio, ma 1' esperienza mi dimostrò che essa è poco 

 efficace e sarà utile invece servirsi del robiuetto per interrompere la comu- 

 nicazione fra bulbo e manometro quando il termometro non si adopera. 



È utile, che come usano vari costruttori, il bulbo A termini inferiormente 

 con un tubo capillare da chiudere alla lampada quando si costruisce il ter- 

 mometro; in tal modo non solo è facile lavare e asciugare il bulbo, ma si 

 può verificare se il dislivello del mercurio nei rami a b quando entrambi comu- 

 nicano coir atmosfera è realmente nullo, e quando non lo fosse, tener nota del 

 valore di esso ; sebbene questo essendo di solito piccolo e non avendo influenza 

 sulla differenza H — Ho ma solo sul denominatore H, non produce, anche 

 quando sia trascurato, un errore notevole. 



Neil' altra disposizione che ho usato e che ho trovato comoda, il mano- 

 metro col robinetto a tre vie funziona come una buona pompa a mercurio, 

 per cui senza apparati accessori, senza smontare il termometro nè toglierlo 

 dal bagno, si può rapidamente farvi un ottimo vuoto, riempirlo di gas secco 

 di cui si potrà determinare la pressione alla temperatura voluta e poscia a 0'^, 

 e si potrà altresì porre entrambi i rami del manometro in comunicazione 

 coir atmosfera e verificare il valore del dislivello prodotto dal tubo conico. 



Questa disposizione consiste del bulbo A comunicante col tubo capillare B, 

 che nella seconda piegatura ha un robinetto a tre vie R, di cui la via superiore 

 comunica coli' atmosfera e l' inferiore col tubo del manometro. Questo tubo C può 

 esser cilindrico, o avere la forma di palloncino di capacità uguale o non molto 

 minore di quella del bulbo A, deve terminare superiormente in cono a 45" 

 dall' asse, ed inferiormente deve terminare con un tubo ricurvo all' insù. 

 Questo tubo poi presenta un rigonfiamento D che è chiuso superiormente da 

 un robinetto S, e che ha saldato lateralmente un tubo in cui s' adatta il tubo 

 di gromma che conduce all' altro ramo del manometro funzionante altresì da 

 pallone mobile della pompa a mercurio. 



