Per fare il vuoto con questa pompa-manometro si procede come colle 

 solite pompe a mercurio, cioè si stabilisce mediante il robinetto R la comu- 

 nicazione C atmosfera e si solleva il tubo E scacciando così l' aria da C. si 



FiG 2. 



chiude la comunicazione coli' atmosfera, si abbassa il tubo E in modo da for- 

 mare il vuoto in 6" e si stabilisce la comunicazione CA e così di seguito 

 colle avvertenze ovvie per evitare urti del mercurio, o che questo acquisti 

 troppa velocità. 



Due particolarità di questa pompa sono le seguenti. Occorre anzitutto 

 scacciar 1' aria dal rigonfiamento D facendo uso del robinetto S e bisogna 

 aver cura di ripetere questa operazione ogni qualvolta l'aria che si svi- 

 luppa dal tubo di gomma e che si raduna in esso rigonfiamento impedisca 

 il regolare andamento della pompa. Inoltre quando si volesse produrre in A 

 il miglior vuoto possibile bisognerebbe, quando il tubo ^ è in basso e ripieno 

 di mercurio, congiungerlo mediante un tubetto di gomma a pareti spesse colla 

 via libera del robinetto R ; in tal modo sollevando il tubo E vi si forma il 

 vuoto, e così la minima quantità d' aria residua che si vuol scacciare dal tubo C 

 viene spinta non nell' atmosfera ma nel vuoto suddetto. Esperienze numerose 

 fatte con altre pompe di questo sistema, mi hanno dimostrato che il vuoto che 

 si ottiene in ^ è sufficiente per la produzione dei raggi Rontgen ; e la rapidità 

 colla quale si ottiene questo vuoto è molto vicina a quella teorica basata 

 sulla legge di Boyle (purché il tubo A non sia bagnato), vale a dire che 

 essendo le capacità dei tubi A q C ugnali fra loro, p. es. di 30 cm^, dopo 

 dieci colpi di pompa si ha una pressione inferiore ad un 1 mra. di mercurio 



