— 329 — 



di produrre ima discreta rarefazione per mezzo d' una pompa a stantuffo che 

 si può far agire all' estremità del tubo A ; in questo caso è comodo adattare 

 a questa estremità con un tubetto di gomma un robinetto a tre vie, per poter 

 porre la pompa di Sprengel prima in comunicazione colla pompa a stantuffo 

 e poscia coir atmosfera, allorché è incominciato 1' efflusso del mercurio. 



Quando la rarefazione è un po' avanzata, le gocce di mercurio cadono 

 senza fermarsi dalla sommità del tubo A fino al livello del mercurio, produ- 

 cendo così nelle pompe da me usate un' aspirazione di circa 5 cm^ d' aria 

 per ogni goccia di mercurio di circa 0,05 cm^ di volume. Quindi 100 cra'^ 

 di mercurio aspiravano 5 X 20 X 100 cm.^ d'aria, ossia 10 litri d'aria, e se 

 le gocce si succedevano ad intervalli d' im secondo, in un minuto primo ve- 

 nivano aspirati circa 300 cm^ d' aria. Così nei tubetti T di poca capacità, da 

 me usati, bastavano 7 o 8 gocce di mercurio per far sparire la luce violetta 

 dei tubi Geissler e far comparire i raggi catodici e i raggi Rontgen. 



Un inconveniente che può esser d' ostacolo alla rapidità dell' evacuazione, 

 è la tendenza del mercurio di formare strisciando sul vetro una vena sottile 

 che produce goccioline di mercurio che potrebbero cadere senza aderire al 

 tubo A e lasciare quindi sfuggire 1' aria che dovrebbero rinchiudere nel tubo A 

 e trascinare in basso. Si può rimediarvi in vari modi, specialmente nella 

 pompa /, cioè modificando l' orifizio del tubo C nel tubo B, o disponendo 

 entro il tubo B una piccola bacinella che arresti la vena, ma più sicuramente 

 facendo sì che il tubo A alla parte superiore si restringa alquanto, affinchè 

 le gocce non possano attraversarlo senza aderire alle pareti e trasformarsi in 

 colonnette. 



1 tubi da me usati per la produzione dei raggi Rontgen fin dai primi tempi 

 dopo la scoperta di essi, sono molto facili a costruire e modificare e danno ombre 

 molto nette. Dapprima usavo tubetti d' assaggio P, di 6 a 8 mm. di diametro, 

 cui saldavo lateralmente un tubo per la congiunzione colla pompa (fig. VI e VII) 

 Il catodo era ritagliato da ima lamina d' alluminio, in forma d' un dischetto 

 con una coda; rendevo il dischetto concavo coli' estremità arrotondata d' una 

 asta di ferro, ripiegavo la coda come appare nella figura, e la infiggevo at- 

 traverso un piccolo tappo di sovero che s' adattasse comodamente nel tubo P. 

 Circondavo quindi la lista suddetta, dalla parte del disco con pezzetti o con 

 uno strato di mastice, e mentre questo era solido, introducevo il tappo nel 

 tubo A e riscaldavo questo lentamente in modo che il mastice fondesse e 

 formasse uno strato omogeneo di 5 o 10 mm. sopra il tappo di sovero. La 

 chiusura così è ottima, facile a fare e a disfare. L' anodo è fissato come vedesi 

 nella figura. Per evitare che il vetro fondesse per l'azione dei raggi catodici, 

 immergevo come han fatto altri l' estremità del tubo in una scatoletta di carta 

 paraffinata piena d' acqua. Provai anche a far cadere i raggi catodici, invece 

 che sul vetro, sopra lamine di spatofluoro, alluminio, utilizzando i raggi emessi 

 anteriormente, ma non mi parve di trovarvi vantaggio. 



