— 330 — 



Allorché si generalizzò l' uso dei tubi focus, trasformai il tubo suddetto 

 in tubo focus, collocando sul fondo una lamina ellittica di platino a 45° dal- 

 l' asse, che fissavo in vari modi e fra gli altri con una goccia di smalto. (In 

 mancanza di questo, Diakonoff consiglia ed io usai lo smalto delle spille che 

 si trovano comunemente in commercio). 



Costruii anche un tubo focus senza saldature dal quale ottenni buoni 

 effetti come dagli altri (fig. VII). 



Come mastice usai prima la ceralacca ordinaria, ed usando le pompe di 

 Gi-eissler avevo solo l' inconveniente di dover spesso rinnovare la rarefazione. 

 Quando però volli usare le pompe di Sprengel, non ottenevo se non con gran 

 difiìcoltà la rarefazione sufficiente ; attribuivo ciò a difetto della pompa (o del 

 vetro) che cercai di modificare per togliere la supposta imperfezione, mentre 

 r inconveniente stava in ciò che la ceralacca emetteva continuamente vapori; 

 r aria introdotta nella pompa era aspirata quasi istantaneamente, come appariva 

 dalla colorazione delle scariche, ma rimaneva una sostanza che emetteva una 

 luce bianca e che certamente proveniva dalla ceralacca. D' altronde la cera- 

 lacca non solo emette vapori, ma riscaldata bolle facilmente pur rimanendo 

 sempre molto viscosa, per cui lascia luogo a dubbio sulla bontà della chiusura. 



Usai in seguito colofonia resa meno fragile coli' aggiunta (mentre era fusa) 

 di piccole quantità di olio d' oliva, oppxu'e olio di ricino, o paraffina, o va- 

 silina privata delle parti piii volatili con un prolungato riscaldamento, o 

 gomma elastica. Le ultime mescolanze sono le migliori ; se si mescola gomma 

 elastica è da notare che questa è quasi insolubile nella colofonia a meno che 

 la temperatura sia così elevata da fondere la gomma, ed allora si può ag- 

 giungere una grande quantità di questa. 



Tutte queste mescolanze hanno il pregio di poter essere riscaldate molto 

 sopra il punto di fusione, senza che bollano, esse allora diventano fluidissime, 

 penetrano per capillarità in tutti gì' interstizi, e solidificandosi formano una 

 massa compatta, omogenea che guarentisce un'ottima chiusura. Le miscele 

 con olio di ricino, vasilina condensata e paraffina hanno inoltre il vantaggio 

 d' esser trasparenti e i possibili difetti divengono visibili. Occorre però av- 

 vertire che la quantità di olio di ricino ecc. deve essere molto piccola altri- 

 menti la massa rimane plastica anche a temperatura ordinaria, e sotto una 

 pressione continuata, come p. es. la pressione atmosferica, viene a cedere. 

 Inoltre un eccesso specialmente di olio o di olio di ricino fa sì che il mastice 

 nel vuoto produce bolle che distruggono 1' omogeneità della massa. 



Ho provato a privar la colofonia delle parti piìi volatili, scaldandola 

 fortemente mentre facevo il vuoto con una pompa di Sprengel ; 1' effetto è 

 stato nocivo, perchè s' è prodotta una sostanza più volatile che ha tappezzato 

 r interno della pompa e rese questa inservibile finche non venne ripulita. 



Ultimamente sostituii al mastice la lega di Wood, la quale certamente 

 non emette vapori sensibili, operando del resto come per il mastice. Però sic- 



