188 TH. W. ENGELMANN. RECHERCHES SUR LES RELATIONS ETC. 



Lorsqu'on fait usage du prisme de comparaison , il faut examiner 

 chaque fois , au moyen du spectroscope , si la lumière qui éclaire 

 la fente objective, avant l'interposition de l'objet, et celle qui 

 éclaire la fente de comparaison ont une composition exactement 

 semblable. Comme cela n'est généralement pas le cas, même 

 quand les deux lumières proviennent de la même source , les 

 perturbations qui en résultent doivent être éliminées , ce qui peut 

 avoir lieu d'une manière satisfaisante par deux méthodes fondées 

 sur des principes différents , méthodes que je me dispenserai 

 d'exposer ici. 



Souvent on fait mieux de supprimer le prisme de comparaison , 

 auquel cas la fente de comparaison est éclairée par la lumière 

 qui , venant du miroir du microscope , a rasé l'objet. Il est alors 

 encore plus facile d'éviter ou de corriger les différences de 

 qualité et d'intensité entre l'éclairage de s et celui s,. 



Après que l'objet a été convenablement installé dans la fente s, 

 on enlève la loupe et on pose la partie supérieure de l'appareil , 

 le spectroscope proprement dit , sur la partie inférieure , à laquelle 

 elle est fixée, par un mécanisme simple, dans une situation 

 toujours identique. Les ébranlements sont évités ici d'une 

 manière beaucoup plus parfaite que dans les oculaires spectraux 

 en usage jusqu'à ce jour. 



La partie supérieure de l'appareil contient d'abord un tube 

 collimateur avec lentille , par lequel la lumière venant des fentes 

 est projetée sur un système de prismes , Celui-ci envoie les rayons 

 dispersés dans un tube d'observation incliné de 60° sur Taxe 

 optique du microscope , à la partie supérieure duquel tube ils sont 

 réunis, au moyen d'une lentille faible, en deux spectres réels 

 {S et S^). On observe ces deux spectres à travers une loupe 

 oculaire, où ils ont alors, projetés à 250 mm de l'œil, entre les 

 raies a et G de Fraunhofer, une longueur de 180 mm , de sorte 

 qu'ils apparaissent sous un angle visuel à peu près quatre fois 

 plus grand que celui des spectres dans l'oculaire spectral de 

 Zeiss-Abbe. L'intensité lumineuse est si grande que dans beaucoup 

 de cas , même en se servant de la lumière du gaz , on peut 

 avantageusement avoir recours aux plus fortes lentilles à immer- 



