TH. W. ENGELMANN. RECHERCHES SUR LES RELATIONS ETC. 189 



sion dans l'huile. En ce qui concerne la netteté des spectres, 

 il suffira de remarquer que dans le spectre de la lumière solaire 

 qui a traversé deux plaques de verre dépoli , et avec une fente 

 large de 25fA et même moins , D se montre très distinctement et très 

 nettement double, la plus réfrangible des deux lignes étant 

 d'ailleurs notablement plus foncée et plus large que l'autre , en- 

 viron comme dans le spectre solaire figuré par M. G. Millier 

 dans les Publications de l'observatoire astrophysique dePotsdam, 

 t. II, n°. 6, pl. 33. Quand on emploie la lumière solaire directe 

 ou peu affaiblie , le nombre des raies de Fraunhofer , qui peuvent 

 être distinguées, ne le cède que très peu à celui des raies re- 

 présentées sur cette planche. 



Le champ visuel peut être restreint à volonté par deux paires 

 de plaques, qui, au moyen de vis à mouvement très doux, se 

 laissent déplacer perpendiculairement l'une à l'autre dans le plan 

 focal de la loupe oculaire. L'une des paires permet d'isoler un 

 groupe quelconque de longueurs d'onde de S et S ^ ^ pour l'ob- 

 server séparément et comparer sa clarté dans les deux spectres ; 

 l'autre paire sert à exclure la lumière latérale superflue. Ce 

 sont là deux conditions absolument nécessaires pour l'exactitude 

 des mesures à effectuer avec notre instrument. 



Les longueurs d'onde se lisent directement sur une échelle 

 d'Angstrôm , projetée de la manière connue dans le champ visuel. 

 Des dispositions spéciales rendent facile de mettre l'échelle au 

 point exact par rapport au spectre et de la faire passer rapi- 

 dement de l'état d'éclairement à celui d'obscurcissement, ou 

 vice-versa. 



La détermination de l'absorption lumineuse se fait , comme 

 dans beaucoup d'autres spectrophotomètres , en rendant égale la 

 clarté des deux spectres , aux points qu'on veut comparer ; dans 

 notre appareil, on obtient cette égalité en changeant convena- 

 blement, au moyen de la vis micrométrique correspondante, la 

 largeur de la fonte de comparaison 5,. Lorsque la fente est 

 éclairée uniforménement , condition facile à remplir , on peut 

 admettre, sans erreur appréciable, que les intensités lumineuses 

 sont proportionnelles aux largeurs des fentes ; des largeurs notées 



13* 



