—  133  — 
K  II  metodo  sperimentale  seguito  nelle  sopra  citate  ricerche  dava  i  valori 
di  ó  indipendentemente  dalla  deteminazioue  di  quelli  di  F.  Ho  determinato 
terna  della  coppia,  e  quella  dei  reofori  MAi  ed  AL  P  è  la  pila  compensatvice  (una 
coppia  Danieli  a  solfato  di  zinco);  C  una  cassetta  di  resistenze.  In  G-  è  segnato  il 
galvanoscopio,  che  era  una  bussola  di  Wiedemann,  grande  modello  Edelmann  a 
specchio,  astatizzata.  Le  lettiu-e  di  essa  venivano  fatte  secondo  una  disposi- 
zione ideata  recentemente  dal  Righi  (i) ,  collocando  cioè  la  scala  a  3"  di  di- 
stanza dalla  bussola,  ed  il  cannocchiale  vicino  ad  essa,  con  l'asse  formante 
un  piccolo  angolo  con  la  normale  allo  specchio.  Un  doppio  interrruttore  non 
disegnato  nella  figura  permetteva  di  chiudere  simiTltaneamente  i  due  cir- 
cuiti XPL  ed  NAi  AL  ;  con  un  commutatore  1  si  poteva  sostituire  ad  MAi  AI , 
MBj  BI,  dove  Bi  B  è  una  coppia  termoelettrica  campione  rame-ferro  la  cui 
resistenza  interna  non  che  quella  dei  fili  ]MBi  ed  IB  era  anche  trascm-abile 
rispetto  ad  r. 
^  Una  delle  due  saldatm-e  di  questa  coppia  campione  era  immersa  nel 
vapor  acqueo,  dentro  un  pallone  con  acqua  bollente,  il  collo  lungo  del  quale 
era  cii'condato  esternamente  da  un  tubo  dove  circolava  anche  il  vapore  per 
un'altezza  di  25''™  circa.  Attorno  all'altra  saldatura  effluiva  continuamente 
dell'acqua  a  temperatm-a  costante,  da  un  vaso  di  60  litri  di  capacità,  riem- 
pito almeno  24  ore  prima  di  cominciare  le  esperienze. 
"  Questa  coppia,  come  mi  risultò  da  esperienze  preliminari,  era  di  ima 
costanza  perfetta  dm-ante  una  serie  di  esperienze,  e  delle  sue  variazioni  da 
ima  serie  all'altra,  cagionate  dalle  variazioni  di  temperatura  nelle  saldature, 
si  poteva  facilmente  tener  conto  leggendo  un  termometro  di  Baudin  diviso  in 
quinti  di  grado,  immerso  nell'acqua  vicino  alla  saldatm-a  fredda,  ed  un  baro- 
metro che  permetteva  di  determinare  la  temperatura  di  ebollizione  dell'acqua. 
«  Le  saldature  delle  diverse  coppie  bismuto-rame  venivano  successiva- 
mente collocate  l'ima  in  im  vaso  contenente  im  miscuglio  di  neve  pesta  e  di 
acqua,  l'altra  in  im  bagno  (contenente  im  temometro)  dove  effluiva  continuamente 
perciò  ora  questi  ultimi,  ricorrendo 
ad  un  metodo  di  compensazione.  La 
figura  qui  accanto  disegnata  rappre- 
senta schematicamente  la  disposizio- 
na sperimentale.  AAi  indica  la  cop- 
pia termoelettiica  da  cimentare,  nel 
cui  circuito,  fatto  di  un  grosso  filo 
di  rame,  era  inserita  una  resistenza  r 
di  2'^'''"  circa,  rispetto  alla  quale  era 
perfettamente  trascurabile  quella  in- 
(1)  Vedi  Faé,  Influenza  del  magnetismo  sulla  resistenza  elettrica  dei  conduttori  solidi. 
Atti  del  E.  Istituto  veneto,  serie  VI,  tomo  V. 
