—  138  — 
e  questa  riposa  sul  solo  fatto  che  nello  stato  d'equilibrio  il  potenziale  è  costante 
in  un  conduttore  e  sulla  condizione  che  la  durata  della  carica  sia  sufficiente 
per  raggiungere  l'equilibrio,  senza  che  sia  necessario  ritenere  =  qo  ;  la  quale 
opinione  è  professata  da  molti  (Mascart  e  Joubert  ('),  Mascari  Gordon  ecc.) 
ma  è  messa  in  dubbio  da  MaxAvell  (-),  e  sarebbe  contraria  anche  ad  alcune 
recenti  esperienze  (3). 
"  Sostituiamo  al  mercurio  l'aria  secca;  se  Ca  è  la  capacità  del  sistema 
in  questo  caso,  in  cui  k=l^  applicando  la  [1],  si  ha: 
nella  quale,  come  è  naturale,  alle  C;;,  Cm,  Ca  si  possono  sostituire  quantità 
ad  esse  proporzionali.  Per  determinare  k,  basterebbe  quindi  confrontare  coil 
una  capacità  invariata,  le  capacità  C;;,  Gm,  0^.  Così  ho  tentato  di  fare  sul 
principio,  assumendo  il  condensatore  B,  col  mercurio  nell'  intercapedine,  come 
termine  di  confronto  e  paragonando  con  questo  il  condensatore  A  prima  col- 
l'aria  nell'intercapedine,  poi  col  mercurio,  e  infine  col  dielettrico,  seguendo 
il  metodo  esposto  e  discusso  da  Glazebrook  C). 
«  Ma  con  un  solo  elemento  Danieli,  essendo  piccolissime  le  capacità  dei 
due  condensatori,  la  sensibilità  non  riuscì  sufficiente;  quindi  invece  di  au- 
mentarla sia  rendendo  il  metodo  cumulativo,  come  facilmente  si  può  imma- 
ginare con  un  giuoco  alternativo  di  contatti,  sia  aumentando  la  forza  elettromo- 
trice, ho  preferito  di  misurare  direttamente  le  capacità  Ca,  C^,  C;;  e  sono 
ricorso  al  metodo  di  Maxwell,  quale  fu  modificato  da  Thomson  {^)  ;  a  questo 
mi  sono  poi  fermato  definitivamente,  perchè  l'approssimazione  era  sufficiente. 
«  Anche  qui  la  disposizione  è  analoga  ad  un  ponte  di  Wheatstone,  colla 
differenza  che  im  lato  è  interrotto  e  nell'  interruzione  vibra  un  pezzo  metallico 
comunicante  con  un'armatura  del  condensatore,  mentre  l'altra  comunica  con 
quell'estremo  del  lato,  dove  mette  capo  la  diagonale  del  galvanometro.  Va- 
riando opportunamente  le  resistenze  dei  lati,  si  può  far  in  modo  che  quest'ul- 
timo rimanga  a  zero  :  se  nell'unità  di  tempo  si  compiono  n  vibrazioni  complete 
(')  Legons  sur  VÉlectricité  et  le  Magnetisme.  Tomo  I,  pag.  127. 
(2)  Treat.  on  Elect.  and  Magn.  2"  ed.,  voi.  I  pag.  53. 
(3)  Cohn  e  Arons,  Wicd.  Ann.  Tomo  XXXIII,  1888. 
(*)  Phil.  Mag.  XI,  1881,  pag.  370. 
(s)  Philosophical  Transactions  of  the  Eoyal  Society,  parte  III,  1883,  pag.  707;  vedi 
anche:  Koiti,  Mem.  dell'Acc.  di  Torino,  Serie  2\  XXXVIII;  Nuovo  Cimento,  1887,  pag.  137. 
^  +  -L  +  i-  =  i-. 
Ci        Ca        a  Co 
[3] 
Le  uguaglianze  [1],  [2],  [3]  dànno  allora  : 
[4] 
