—  223  — 
piendolo  di  acqua  distillata,  privata  d'aria  mediante  l'ebollizione  :  questo  li- 
quido occupava  tutto  il  recipiente,  un  tubo  intenuedio  destinato  alla  salda- 
tma  di  im  tubo  capillare,  e  porzione  di  quest'ultimo;  dalla  differenza  dei 
pesi  del  recipiente  pieno  e  vuoto  si  avea,  fatta  la  correzione  per  la  tempe- 
ratura, il  volume  del  liquido;  da  cui  togliendo  la  porzione  che  riempiva  i 
due  ultimi  tubi,  si  avea  con  sufficiente  approssimazione  il  volume  interno  del 
recipiente  che  si  dovea  sottoporre  a  pressione.  Chiamando  V  questo  volume, 
ho  calcolato  il  raggio  interno  Ko  del  tubo  servendomi  della  nota  formula: 
dove  li  denota  la  lunghezza  della  parte  cilindrica  del  recipiente,  ed  I2  la 
somma  delle  saette  delle  due  calotte  terminali. 
"  D'altra  parte  mediante  lo  sferometro  si  è  avuto  lo  spessore  delle  pareti 
del  tubo,  ottenendo  i  pezzettini  occorrenti  per  questa  determinazione  dalla 
rottiura  di  due  tratti  anulari  presi  agli  estremi  della  porzione  che  si  adoperava 
per  la  costruzione  di  ciascun  recipiente.  Il  valore  medio  degli  spessori  misurati 
si  adottava  per  la  determinazione  del  raggio  esterno.  Aggiungerò  che  il  dia- 
metro interno  del  tubo  intermedio  fra  il  recipiente  e  il  cannello  capillare  erasi 
deteiTainato  direttamente  colla  macchina  a  dividere,  e  che  il  diametro  del 
tubo  capillare,  destinato  alla  misura  delle  variazioni  di  volume,  erasi  dedotto, 
dopo  essersi  accertati  che  il  tubo  fosse  sensibilmente  capillare,  determinando 
la  lunghezza  e  il  peso  di  una  colonna  di  mercmio  introdottavi,  e  facendo  la 
correzione  per  la  temperatura. 
T  «  Variasioni  di  volome  per  le  'premoni  esterne.  —  In  un  serba- 
toio cilindrico  B  (fig.  P),  comunicante  per  un  tubo  laterale  C  col- 
r apparecchio  di  compressione  dell'aria,  veniva  introdotto  il  reci- 
piente A  che  si  voleva  sottoporre  a  pressione,  e  con  im  tappo  di 
I     sughero  S ,  rivestito  alla  supeiiicie  di  mastice,  si  operava  la  chiu- 
I     sura  ermetica  della  concamerazione  compresa  fra  B  ed  A.  In  B  si 
\     conteneva  dell'acqua  destinata  in  parte  a  mantenere  costante  la  tem- 
peratura tutto  all'intorno  del  recipiente  A,  e  in  parte  a  diminuù'e 
il  volume  dell'aria  che  si  volea  comprimere,  essendo  ciò  richiesto 
dall'uso  di  una  pompa-manometro  di  cui  io  mi  serviva. 
«  Era  questa  costituita  di  due  tubi  di  vetro  a  sezione  piuttosto 
grande,  messi  in  comunicazione  mediante  un  tubo  di  gomma  fasciato, 
e  dei  quali  uno,  comunicante  col  serbatoio  B ,  era  fissato  stabilmente 
alla  parete,  l'altro,  aperto  superiormente,  era  sorretto  da  apposita 
custodia  scorrevole  lungo  un'asta  di  ferro  verticale.  Fra  i  due  tubi 
si  aveva  un  regolo  graduato  in  millimetri  per  misurare  la  differenza 
\J)  di  livello  del  mercurio,  che  occupava  parzialmente  i  due  rami  del 
Fig.  1.    manometro.  Perchè  tale  mism-a  non  fosse  affetta  da  errori  provenienti 
i 
