—  335  — 
dieci  volte  nell'acqua  alla  temperatura  dell'ambiente  e  dieci  volte  nell'acqua 
a  100°  ('). 
^  Ho  fatto  uso  di  un  buon  teodolite  magnetico  di  Lamont  posseduto  dal 
E.  Istituto  Fisico  di  Roma;  ho  seguito  il  metodo  dei  seni,  ed  ho  calcolato 
colla  formola 
a  -\-  a         a  —  d 
2  cos  — T —  sen  — - — 
C==  ^— 
6  cos  u 
nella  quale 
C  =  coefficiente  termico 
a  =  angolo  di  cui  ha  girato  l'ago  deflesso  per  ritornare  nonnale  alla 
sbarra  deflettente,  per  la  temperatm-a  inferiore. 
f/  =  angolo  suddetto  per  la  temperatura  superiore. 
6  =  differenza  delle  due  temperatm-e. 
K  Ho  tenuto  le  due  sbarre  sempre  alla  distanza  di  cent.  22,  centro  a 
centro,  dall'ago  deflesso,  ed  ho  fatto  uso  di  un  bagno  d'acqua  calda  con'ente, 
che  si  manteneva  a  temperatura  sensibilmente  costante  nell'intervallo  di  cia- 
scuna mism-a. 
1  Nella  seguente  tabella  espongo  i  risultati  ottenuti  per  questa  prima  serie. 
Magnete  cilindrico  cavo 
Magnete  cilindrico  cavo 
Lunghezza  mm.  80 
Lunghezza  mm.  80 
Diametro  esterno  mm.  12 
Diametro  esterno  mm. 
10 
1        interno  » 
6 
"        interno  » 
6 
Peso,  grammi  50.400 
Peso,  grammi  32,470 
Momento  magnetico 
(C.  G.  S.)  292 
Momento  magnetico  (C.  G.  S.)  292 
Temperature 
i     di  raddolcimento. 
CoefBcienti 
termici. 
Temperature 
di  raddolcimento 
Coefficienti 
termici. 
232" 
0,00086 
221« 
0,00050 
243 
0,00093 
232 
0,00060 
254 
0,00098 
243 
0,00078 
265 
0,00106 
254 
0,00072 
277 
0,00107 
265 
0,00080 
298 
0,00152 
277 
0,00110 
^  317 
0,00160 
317 
0,00120 
330 
0,00170 
332 
0,00140 
(^)  È  noto  da  lungo  tempo  e  studiato  fra  gli  altii  dal  Poloni  che  oltre  la  perdita 
transitoria  di  magnetismo  che  subiscono  le  calamite  per  l'azione  del  calore,  perdita  rap- 
presentata dal  coefficiente  termico,  subiscono  anche  un  indebolimento  permanente  ogni 
qual  volta  venga  innalzata  la  loro  temperatura;  ma  questo  cessa  dall'aver  luogo  se  per 
un  certo  numero  di  volte  la  sbarra  magnetica  venga  alternativamente  scaldata  e  raifred- 
data,  ed  allora  si  dice  che  il  magnete  ha  raggiunto  lo  stato  normale.  È  da  avvertire  però 
