—  351  — 
Riporto  nella  seguente  tabella  i  risultati  ottenuti  per  la  determinazione 
delle  costanti  dielettriche. 
Numero 
del 
recipiente 
Eaggio 
int. 
Eaggio 
est. 
Lunghezza 
delle 
armature 
« 
il' 
C 
D 
I 
mm 
4,205 
mm 
4,599 
mm 
430 
0?36/29" 
Oli/ 
1.  8.  4 
mm 
14652 
6,10 
II 
4,327 
4,721 
305 
0.41.56 
0.50.29 
94.54 
5,.39 
ni 
7,593 
8,210 
411 
0.32..54 
1.  2.22 
14887 
5,66 
IV 
4,799 
5,271 
441 
0.36.44 
1.  2.28 
13354 
5,68 
«  I  valori  ottenuti  per  D  non  sono  uguali  fra  loro,  ma  questo  fatto  non 
si  potrà  attribuire  ad  imperfezione  del  metodo  adoperato,  perchè  anche  il 
Quincke  per  i  vari  condensatori  di  cui  fece  uso  trovò  con  metodo  diverso  per 
il  potere  induttore  specifico  del  vetro  valori  assai  disparati  ;  converrà  ritenere 
piuttosto  che  le  variazioni  di  struttura  del  vetro  per  i  processi  di  fusione  e 
di  ralfreddamento  portino  la  loro  influenza  sulla  costante  dielettrica. 
«  Misura  dei  potenziali.  Non  avendo  a  mia  disposizione  alcun  apparec- 
chio che  mi  permettesse  direttamente  la  misura  del  potenziale  cui  si  portava 
l'armatm'a  interna  di  ciascun  condensatore  colla  macchina  elettrica,  ho  do- 
vuto procedere  a  questa  determinazione  per  via  indiretta,  servendomi  di  un 
micrometro  a  scintille  e  basandomi  sulle  esperienze  di  Baille  {}).  Questi,  in 
uno  studio  accurato  sulla  distanza  esplosiva  delle  scintille,  era  pervenuto  al 
risultato  che,  per  distanze  comprese  fra  certi  limiti,  la  lunghezza  della  scin- 
tilla fra  due  sfere,  pur  dipendendo  dalle  dimensioni  loro,  era  sensibilmente 
proporzionale  alla  differenza  di  potenziale  delle  due  sfere.  Dai  risultati  cui 
è  venuto  il  Baille  si  può  dedurre  l'influenza  delle  dimensioni  delle  sfere,  e 
inoltre,  poiché  i  potenziali  furono  in  quelle  esperienze  misurati  in  valori  asso- 
luti, si  ha  il  mezzo,  fondandosi  su  quelle  ricerche,  di  ottenere  i  potenziali 
in  valori  assoluti  mediante  la  misura  delle  distanze  esplosive  fra  due  sfere 
metalliche  di  diametri  noti. 
«  Il  micrometro  a  scintille  di  cui  mi  serviva,  portava  due  sfere  di  ottone 
del  diametro  di  due  centimetri  ;  in  esso,  mediante  una  scala  graduata  in  mil- 
limetri e  un  nonio,  si  potea  mism-are  la  distanza  delle  due  sfere  con  suffi- 
ciente approssimazione,  purché  si  avesse  cm'a  di  girare  la  vite  micrometrica 
sempre  in  un  senso,  per  evitare  gli  errori  provenienti  dal  passo  perduto. 
a  Variazioni  di  lunghessa  e  di  volume  dei  condensatori.  Ho  voluto 
determinare  le  variazioni  di  lunghezza  dei  condensatori  cilindrici  servendomi 
del  metodo  di  Tizeau,  che  ho  trovato  di  attuazione  non  molto  difficile  e  che 
(1)  Baille,  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  25,  P.  486.  1882. 
