—  690  — 
proveniva  da  parte  nostra.  1  coefficienti,  che  entrano  nella  formola  espri- 
mente la  componente  orizzontale  e  che  devono  essere  determinati  dall'opera- 
tore sono  cinque;  e  cioè  i  coefficienti  di  temperatm-a  e  di  induzione,  il  coef- 
ficiente magnetometrìco  o,  come  alcuno  chiama,  delle  deviazioni,  la  distanza 
assoluta  fra  il  magnete  deviatore  e  il  deviato  e  il  momento  d'inerzia  dell'ago 
delle  oscillazioni.  Dei  primi  due  non  mi  occupo  perchè  non  può  ammettersi 
che  un  osservatore,  quale  è  il  Chistoni,  possa  in  essi  commettere  tale  errore 
da  produrre  le  citate  diiferenze.  Del  coefficiente  maguetometrico  il  dottor 
Chistoni  ottenne  sperimentalmente  sempre  lo  stesso  valore,  valore  che  con- 
corda con  quello  che  si  dedurrebbe  teoricamente.  Il  dubbio  quindi  restava 
sul  valore  assoluto  dell'asta  metrica  e  del  momento  d'inerzia.  Nello  stesso 
anno  1887  feci  costruire  un'altra  asta  metrica,  che  venne  con  ogni  diligenza 
confrontata  col  metro  campione  dell'ufficio  dei  pesi  e  misure  di  Koma. 
Quanto  al  momento  d'inerzia  per  sottrarsi  alla  eterogeneità  dei  cilindri  di 
sovracarico,  si  fecero  costruire  tre  nuovi  cilindri  di  ottone,  dei  quali  si  de- 
terminò il  diametro,  la  lunghezza  e  il  peso,  sempre  confrontandoli  coi  tipi 
dell'ufficio  dei  pesi  e  misure  anzidetto.  Il  momento  d'inerzia  dell'ago  sulle 
oscillazioni  risultò  identico  per  ciascuno  dei  cilindri  di  sovracarico  ;  la  qual- 
cosa prova  che  i  tre  cilindri  erano  omogenei  e  che  il  momento  d'inerzia  del- 
l'ago è  bene  determinato.  Col  magnetometro  così  nuovamente  e  completa- 
mente studiato,  il  dottor  Chistoni  ripetè  le  misure  alla  scuola  agraria  di 
Roma,  ed  avuto  riguardo  all'aumento  secolare  di  +  0,00022  all'anno,  trovò 
per  la  componente  orizzontale  un  valore  identico  a  quelli  da  esso  trovati 
precedentemente.  E  perciò  si  deve  concludere,  che  ammessi  esatti  il  metro 
e  il  chilogramma  campioni  del  nostro  ufficio  di  pesi  e  misure,  non  è  a  du- 
bitarsi che  per  parte  nostra  si  siano  commessi  errori  nelle  misure  della 
componente  orizzontale  dal  1882  in  poi.  Restano  così  dubbii  soltanto  i  valori 
ottenuti  in  Sicilia  nel  1881,  pei  quali  si  teme  che  il  cilindro  di  sovracarico 
non  fosse  omogeneo  ;  ma  sarà  mia  cura  di  fare  studiare  la  questione. 
«  Altre  osservazioni  di  collegamento  dovevano  farsi  a  Vienna,  e  le  ope- 
razioni non  ebbero  luogo  per  ragione  di  servizio  militare  del  signor  Liznar  : 
ma  anche  a  ciò  si  provvederà,  mentre  ora  il  dottor  Chistoni  sta  studiando 
a  Modena  un  magnetometro  proveniente  da  Kew  ;  e  siccome  il  professor 
Chistoni  altra  volta  eseguì  misure  magnetiche  in  quella  città,  così  potremo 
avere  una  nuova  prova  dell'esattezza,  colla  quale  le  nostre  operazioni  ma- 
gnetiche furono  condotte,  e  sono  lieto  che  il  Consiglio  direttivo  abbia  accettato 
la  proposta  di  affidare  ancora  nel  corrente  anno  e  nel  successivo  alcune  opera- 
zioni magnetiche  al  dottor  Chistoni,  ora  professore  di  fìsica  nella  R.  Uni- 
versità di  Modena. 
-  Chiudo  intanto  emettendo  il  voto,  che  si  venga  ad  una  verifica  più 
concludente  fra  i  nostri  risultati  e  quelli  che  si  ottennero  in  Francia,  Sviz- 
zera ed  Austria,  essendo  troppo  evidente  l'utilità  di  questi  confronti  per 
potere  così  collegare  le  diverse  reti  magnetiche  dei  diversi  paesi.  » 
