— 238 — 



Pb e Sn sia già stato fatto dal Rudberg, dal Pillichody e da altri, pure con- 

 siderando che molte circostanze possono influire sul valore di questa tempe- 

 ratura, abbiamo voluto studiare acciuatamente sotto questo riguardo le leghe 

 da noi preparate, in maniera di avere dei dati da poter impiegare con sicu- 

 rezza nei calcoli che dovremo applicare ad esse. 



« Prima di descrivere il metodo impiegato, facciamo l'avvertenza, che 

 tanto in questo studio come in quello successivo della dilatazione delle leghe 

 liquide, abbiamo adoperato un termometro a mercurio a pressione interna di 

 azoto (del Muller di Bonn) confrontato oon im termometro ad aria di Jolly 

 usato col catetometro e contenente aria secca per la quale fra 0° e 100° si 

 ebbe (come media di tre determinazioni) il coefficiente di dilatazione 



« Il termometro a mercurio ha mostrato le seguenti differenze sulle indi- 

 cazioni di quello ad aria: 



« Dalla curva di queste differenze abbiamo dedotto le correzioni da appli- 

 care alle varie temperature misurate col termometro a mercurio. 



« La temperatura di fusione delle cinque leghe di Pb e Sn è stata deter- 

 minata col metodo del raffreddamento e spesso anche con quello del riscal- 

 damento. All'uopo ricorremmo ad un ampio vaso in ferro fuso, ripieno di paraf- 

 fina che può essere riscaldata, mediante due lampade, collocate, ima nella 

 parte inferiore, l'altra di forma anulare nella parte intermedia. In questo vaso 

 pesca un termometro. — Per un foro di largo diametro collocato nel coperchio 

 del vaso è fissata mediante tappo una grande provetta di vetro immersa nella 

 paraffina. Questa provetta è destinata a ricevere un tubo da assaggi, portato 

 pure da tappo di sovero, di minor diametro ed in fondo al quale, per un'altezza 

 di circa 6 cm. è tenuta la lega di cui si vuol determinare la temperatura 

 di fusione. Nella massa metallica penetra il termometro che deve indicarne 

 la temperatura nei diversi momenti delle esperienze, e perchè conservi la sua 

 posizione viene saldamente fissato alla provetta mediante sovero. 



« Per riparare l'apparecchio dalle correnti d'aria e per diminuire V irra- 

 diazione, esso è circondato da uno schermaglie metallico splendente, sul quale 

 appoggia un disco di latta, che non ha altre aperture che quelle destinate 

 a lasciar passare il termometro e la provetta contenente il metallo. Mercè 

 la grande quantità di paraffina e la disposizione accennata dell'apparecchio, 

 è possibile ottenere grande regolarità nella temperatura, sicché in quasi tutte 



« = 0,003667 . 



termometro ad aria 



differenze del termometro a mercurio 



184°,1 

 238, 2 

 275, 3 

 313, 6 

 348. 6 



— 1°,2 



— 0, 5 



— 0,2 



— 0,1 

 + 0, 15 



