— 70 — 



« È noto come nella costruzione di un barometro, destinato a misure asso- 

 lute, si deve aver di mira : 



« 1°) L'esatta conoscenza della densità del mercurio adoperato. 

 « 2°) La bontà del vuoto torricelliano. 



« 3°) Un metodo preciso per rilevare l'altezza della colonna barometrica. 



« Nella presente Nota esporremo successivamente e per sommi capi il 

 modo, col quale abbiamo procurato di risolvere queste tre parti del problema 

 proposto, riservando ad altra Nota la descrizione dell'apparecchio. 



« Cominciamo dalla prima parte. 11 mercurio, di cui ci siamo serviti 

 per riempire il nostro barometro, è mercurio nuovo proveniente direttamente 

 dalla fabbrica, non purificato coi soliti processi chimici, ma solamente distil- 

 lato nel vuoto. Ci siamo contentati di operare in questa guisa, perchè, trat- 

 tandosi nelle nostre ricerche di misure relative, interessava solamente che il 

 mercurio del barometro fosse netto d'ossido, ben asciutto e identico a quello 

 di cui avremmo fatto uso nell'apparecchio manometrico. D'altra parte la pra- 

 tica ha insegnato che il mercurio, proveniente direttamente dalle fabbriche, 

 suol essere di qualità molto buona ; in modo che la sua densità differisce assai 

 poco da quella del mercurio trattato, come si usa, nelle diverse maniere perchè 

 si avvicini il più possibile ad essere chimicamente puro ('). Volendo dare alle 

 misure fatte col nostro barometro un valore assoluto, sarà necessario deter- 

 minare colla maggior esattezza la densità del mercurio; ed a questo scopo 

 se ne è lasciata da parte una quantità sufficiente ( 2 ). 



.« La densità del mercurio viene determinata sperimentalmente per la 

 temperatura di zero, ma la misura dell'altezza barometrica vien fatta alla 

 temperatura dell'ambiente. Si è costretti dunque per mezzo del calcolo di 

 ridurre l'altezza osservata a quel valore che avrebbe avuto, se il mercurio 

 e la scala si fossero trovati a zero. Però, quanto ad esattezza, questa ridu- 

 zione lascia a desiderare, sia per l'incertezza dei dati sulla dilatazione del 

 mercurio e della scala, sia per la difficoltà di conoscere la loro vera 



f 1 ) Violle, Coicrs de Physique, T. I, p. 777. — Alcune misure di densità fatte dal dott. 

 W. J. Marek su due campioni di mercurio, uno purificato chimicamente, l'altro preso diret- 

 tamente da una bombola del commercio e filtrato su carta, hanno dato rispettivamente 



13,595602 

 13,595571. 



D'altra parte le determinazioni di densità, fatte da vari fisici su campioni di mercurio 

 purificati con metodi chimici diversi, oscillano dentro limiti non tanto ristretti, in modo 

 che le divergenze possono anche superare 5 unità nella quarta decimale. Trav. et Mém. du 

 Bur. Intern. des poids et més., T. li, D (pag. 37-40, 56-58). 



( 2 ) Per mettere in rilievo l'importanza della determinazione esatta della densità del 

 mercurio adoperato, facciamo osservare che in essa l'incertezza di un'unità nella quarta 

 decimale trae seco quella di 0 mm ,006 sopra una pressione di 760 mm . 



